( 1283 ) 

 maies comparables à celles de ces dernières; mais les formules établies au 

 même article montrent qu'alors la vitesse totale est, sur les bords, infinie 

 par rapport aux valeurs qu'elle a aux autres points : les filets qui en partent 

 auront donc envahi tout l'orifice avant que les molécules du centre aient 

 pu acquérir des vitesses appréciables. Ces filets se recourberont en chemin 

 sous la pression du fluide plus central, et donneront ainsi naissance à la 

 contraction de la veine, et, par suite, à des forces centrifuges qui main- 

 tiendront presque immobiles les molécules du centre de l'orifice, » 



THERiMO-DYNAMIQUE. — Sur 1.' équivalent mécanique de la chaleur. Note 

 de M. J. VioLLE, présentée par M. H. Sainte-Claire Deville. 



« Je me suis proposé de déterminer l'équivalent mécanique de la cha- 

 leur par la mesure du phénomène thermique qui se produit lorsqu'on fait 

 agir un aimant sur un corps conducteur en mouvement. 



» L'appareil dont je me suis servi est l'appareil de Foucault, modifié de 

 façon à se prêter à des expériences de mesure. Un disque de cuivre rouge, 

 de 0^,078 de diamètre, o'°,oo8 d'épaisseur et pesant 291^'', 202, pouvait 

 tourner entre les deux surfaces polaires d'un électro-aimant animé par le 

 courant de douze éléments de Bunsen. Ce disque était porté par un axe en 

 acier mobile entre deux pointes également en acier, et, par l'intermédiaire 

 d'un système d'engrenages, on pouvait lui communiquer une vitesse qui a 

 varié de 61 1,2 à 4736,8 tours à la minute. Le disque était isolé de l'axe par 

 une pièce en caoutchouc durci invariablement fixé sur l'axe; mais on pou- 

 vait séparer facilement le disque en tirant un petit verrou qui, pendant la 

 rotation, reliait solidement le disque à la pièce en caoutchouc. La rotation 

 se faisait à la main à l'aide d'une manivelle à laquelle on s'est efforcé de 

 donner un mouvement régulier; un chronomètre, marquant le quart de 

 seconde, mesurait la durée de l'expérience. Quand on avait fait tourner le 

 disque pendant un temps convenable, on l'enlevait rapidement, on le sé- 

 parait de l'axe et on le plongeait dans un calorimètre contenant l5o grammes 

 d'eau; on agitait soigneusement, et au moyen d'un thermomètre mesurant 

 le 200^ de degré, on observait la température staiionnaire du mélange. On 

 avait d'ailleurs pris soin de mesurer exactement la température initiale de 

 l'eau et la température initiale du disque; cette dernière était indiquée par 

 un thermomètre plongeant dans un bain liquide dont on ne retirait le 

 disque qu'an moment même d'opérer. Ce bain liquide était le plus habi- 



169.. 



