( i34o ) 



Fil de suspension. Fer. .^rf;cnt. Laiton doré. Moyennes. 



Couple de torsion O,oooo4o6 o,oono20^ 0,000020g 



Force magnélique l Paire AB o,6i34 0,61 ic) 0,61,39 o,6i3i 1 „ _ 



horizontale.... ) Paire PQ 0,6128 o,6i32 0,6127 o,6iTg) 



» II. La méthode de Weber, expérimentée récemment par M. Kohl- 

 rausclî (i), consiste dans l'observation simultanée de déviations produites 

 par un même courant sur l'aiguille d'une boussole de tangentes et sur un 

 cadre circulaire suspendu dans le méridien magnétique. La première dé- 

 viation donne le rapport de la force magnétique terrestre à l'intensité du 

 courant; la seconde le produit de ces mêmes quantités. On peut donc en 

 déduire la mesure de l'une et de l'autre exprimée en unités absolues. 



» La boussole des tangentes était formée par deux tours d'un gros fil de 

 cuivre enroulés sur un cercle en bois de o^iGS de diamètre. Au centre était 

 suspendu par un fd de soie un système de petites aiguilles d'acier aiman- 

 tées fixées à un miroir. Le cadre se composait de trente tours d'un fil fin 

 recouvert de soie, enroulés autour d'une lame métallique circulaire de 

 o", 194 de diamètre. Deux fils de cuivre assez fins et isolés (i mètre de hau- 

 teur, 5 millimètres d'écartement) servaient à la fois à conduire le coiu-ant 

 et à suspendre bifilairemenl le cadre. On déterminait la valein- du couple 

 de torsion, parla série d'observations indiquées par Gauss. A cet eftèt, ime 

 règle horizontale, fixée à l'appareil, permettait de placer symétriquement, 

 par rapport à l'axe, deux poids égaux (100 grammes) à quatre distances 

 successives, espacées de 3o millimètres. La différence seconde des carrés 

 des temps d'oscillation fournit une expression simple du couple de torsion. 



» Les déviations étaient relevées à l'aide de limettes et d'échelles divi- 

 sées, placées à 2 mètres de dislance. Des commutateurs permettaient tous 

 les renversements de courant destinés à produire les déviations, de façon à 

 éliminer les influences mutuelles des deux appareils, placés à 6 mètres de 

 distance (2). 



(i) Nous saisissons cette occasion pfuir remercier MM. Weber et Koiilraiiscli du liien- 

 veillanl accueil fait à l'un de nous au mois d'août ilernier. et de l'ohligeance avec laquelle 

 ils lui ont exposé en détail, à l'observatoire magnétique de Gottingen, les deux niétliodes 

 dont il est ici question. 



(2) Dans tous les appareils magnétiques décrits, il est nécessaire de régler ou d'annuler 

 l'amplitude des oscillations des barreaux aimantés. Noiis avons rejeté l'emploi des enveloppes 

 é[)aiss('s de cuivre, si commodes pour les observations galvanométriqiies, d'abord parce 

 qu'il est très-didicile de se procurer le cuivre complètement exempt de fer, condition né- 

 cessaire pour des mesures absolues, et ensuite parce que nous avions besoin tour à tour 



