( i34i ) 

 » Voici les résultats corrigés de deux bonnes séries (facteur de correc- 

 tion 1 ,03^8 X 0,9672) : 



Intensité 

 du courant (1). Force horizontale terrestre. 



Avec un couple de Daniell. .. . 0,00001491 o,6i36 ) - 



Avec deux couples (le Daniell . 0,00001872 0,6124 1 ' 



■> Cette seconde méthode, qui a l'avantage de donner simultanément et 

 à un moment précis l'inlensilé magnétique terreslre et la valeur alisoliie de 

 l'intensité du courant employé, a évidemment l'inconvénient d'exiger un 

 plus grand nombre de mesures indépendantes, ce qui est toujours une con- 

 dition défavorable à l'exactitude. 



» 111. Les deux méthodes conduisent néanmoins à un résidtat identique. 

 Toutefois, cette concordance a été, au premier abord, loin d'être aussi satis- 

 faisante. Faute de nous être assurés à l'avance que l'intensité magnétique 

 terrestre avait sensiblement la méiue valeur aux différents j'oints de la 

 salle où nos appareils étaient installés, nous avons d'abord trouvé des dif- 

 férences notables. Le magnétomètre donnait o,6338, tandis qu'avec la se- 

 conde méthode nous obtenions 0,6107. Après avoir attribué ce désaccord 

 à ties défauts d'ajipareil , reconiuis plus tard insignifiants, tious nous 

 sommes aperçus qu'il était dû à la cause signalée plus haut. La correction 

 s'obtient aisément d'après le temps des oscillations d'un même barreau 

 aimanté placé aux trois points où se trouvaient les appareils. En rapportant 

 les dernières observations au lieu précis oïli était le maguétomèlie, le fac- 

 teur de correction 1,0378 conduit à l'identité des résultats. 



M C'est probablement .uix |)ièces de fer renfermées dans le bâtiment que 

 cette erreur est due. .Viissi avons-nous cru nécessaire de rnp|iorter la mesure 

 obtenue au magnétomètre, à lui point où vraisemblablement foute pertur- 

 bation magnétique est négligeable. Là nous avons comparé le temps d'os- 

 cillation du même barreau placé en ce [)oint, puis dans le magnétomètre. 

 Le factenr de correction est 0,96719. 



d'éteindre les oscillalions ou de leur donner une amplitude suffisanle, pour mesurer leur 

 durée. Nous avons alors disposé, dans le voisinage du barreau, un fil auxiliaire; un coin- 

 muîaleur à deux louches y lançait à volonté un faible courant, soit dans un sens, soit dans 

 l'autre, suivant l'effet à produire. 



(l) Un pôle d'aimant, placé à l'unité de distance et dans le pl.in d'un circuit infiniment 

 petit, ayant l'unité de surface et parcouru par un courant ayant V unité d'intensité, exerce 

 sur ce circuit un couple égal à l'unité. Les noinluts ci-dessus sont rapportés au mètre. 



f: R., 1870, 1" Semestre. (T. LXX, N"23.) '77 



