( 44 ) 



courantes. A l'occasion des travaux de la Commission du passage de Vénus, 

 et plus tard sur la demande du Conseil de l'Observatoire de Paris, j'ai 

 étudié ce problème et trouvé une solution aussi complète que possible; les 

 épreuves que j'ai l'honneur de mettre sous les yeux de l'Académie justifie- 

 ront, j'espère, cette opinion ; j'ai, en effet, obtenu des épreuves photogra- 

 phiques correspondant à la plupart des observations qu'on peut faire à 

 l'équatorial. 



» Ce qui caractérise l'originalité de la méthode, c'est qu'elle n'exige au- 

 cun instrument spécial ; toute lunette peut être immédiatement adaptée aux 

 observations photographiques, à l'aide d'une disposition toute mécanique 

 qui n'altère en rien les qualités optiques de l'instrument; il suffit, en effet, 

 de séparer les deux lentilles qui composent l'objectif, d'une quantité dé- 

 pendant de la nature des verres, mais dépassant rarement i -| pour ioo de 

 la distance focale; cette opération raccourcit cette distance d'environ 6 à 

 8 pour ioo. La théorie et l'expérience prouvent que l'achromatisme pri- 

 mitif des rayons visibles est transformé en achromatisme des rayons chi- 

 miques nécessaire à la perfection des images photographiques ; des mesures 

 directes et précises ont montré que ce faible écartement des verres n'ap- 

 portait aucune aberration dans les images. Cette méthode d'achromatisme 

 a été d'ailleurs adoptée par la Commission du passage de Vénus, et les ré- 

 sultats obtenus ont été très-satisfaisants. 



» La même méthode a réussi complètement à l'Observatoire de Paris, 

 au grand équatorial (i) de la tour de l'Est, dont l'objectif a o m ,38 d'ouver- 

 ture et 8 m ,o,o de distance focale. Un dispositif très-simple permet d'écarter 

 les verres et de faire fonctionner l'instrument aussi bien pour les obser- 

 vations optiques que pour les observations photographiques, Il est bon 

 d'ajouter que l'ajustement photographique ne présente aucun inconvénient 

 pour l'observation des astres de faible éclat; j'ai observé aisément Uranus 



( i) L'instrument, commandé par Arago, n'avait jamais fonctionné, par suite de l'altération 

 superficielle du crown-glass de l'objectif; il fut démonté pendant la guerre et la coupole 

 demeura hors de service. Cet objectif me fut confié pour la détermination de la vitesse de 

 la lumière et fut remis en bon état à cette occasion. Lorsque ces expériences furent termi- 

 nées, le Conseil de l'Observatoire, sur la proposition de son président, M. Le Verrier, décida 

 l'organisation d'un service de Photographie astronomique et voulut bien adopter mon projet 

 d'utilisation du grand équatorial démonté; la coupole fut restaurée par les soins du Ministère 

 des Travaux publics, et le pied parallactique construit autrefois par Brunncr fut remis en 

 place par MM. Brunncr fils, qui apportèrent divers perfectionnements importants, notam- 

 ment au régulateur du mouvement d'horlogerie. 



