( '9 2 ) 

 En conséquence, la liste présentée par l'Académie à M. le Ministre com- 

 prendra : 



En première ligne M. Schïtzexberger. 



En seconde ligne M. Gernez. 



MÉMOIRES LUS 



PHYSIQUE. — Sur la mesure de la résistance électrique des liquides au moyen 

 de i éleclromèlre capillaire. Note de M. G. Lippmaxx. 



(Commissaires : MM. Fizean , Edm. Becquerel, Jamin.) 



« On sait que, dans les méthodes en usage pour mesurer la résistance 

 des liquides, on opère, non sur une simple colonne liquide, mais sur le sys- 

 tème complexe formé par le liquide et par les électrodes qui y amènent 

 le courant. La polarisation de ces électrodes intervient ainsi dans chaque 

 expérience; mais on tient compte de cette polarisation au moyen d'expé- 

 riences doubles. La méthode que j'ai l'honneur de soumettre à l'Acadé- 

 mie n'exige qu'une expérience simple : elle est indépendante de la polari- 

 sation des électrodes. 



» On peut reconnaître l'égalité de deux résistances r, r' en se servant 

 delà loi de Ohm-Kirchhoff: les résistances retr élant placées dans un même 

 circuit de pile, si l'on constate, au moyen d'un électromètre sensible, que la 

 différence des potentiels aux extrémités de r est égale à la différence des 

 potentiels aux extrémités de /•', on en peut conclure que r est égale à /■'. 

 Dans nos expériences r est la résistance à mesurer, r* est une échelle de 

 résistances métalliques graduées. Le liquide sur lequel on opère est contenu 

 dans un tube de verre cylindrique terminé par deux électrodes métalliques, 

 lesquelles servent à amener le courant ; ces électrodes sont planes et per- 

 pendiculaires à l'axe du tube, afin que les surfaces éqnipotentielles du 

 tube leur soient parallèles. On a foré dans la paroi du tube deux trous fins 

 p, //, destinés à mettre les points correspondants de la colonne liquide en 

 communication avec les pôles d'un électromètre capillaire; au moyen d'un 

 commutateur à godets, on peut mettre les pôles de l'électromètre en com- 

 munication successivement avec p, p' ou avec les extrémités d'une boîte de 

 résistances graduées /•'. On fait passer le courant d'un élément Bunsen à 

 travers le tube plein de liquide et la boite /■'. On débouche des résistances 

 dans cette boîte jusqu'à ce que, en faisant basculer le commutateur, on ne 



