( 2 8o ) 

 colonne de mercure capillaire apparaît comme une ligne mince extrème- 

 ment lumineuse. 



» Le reste de l'instrument ne diffère pas essentiellement du modèle primi- 

 tif, et n'a pas besoin d'une description spéciale. 



» C'est au moyen d'une vis de pression agissant sur la membrane d'acier 

 qu'on remplace le poids de la haute colonne de mercure de l'instrument 

 primitif, et qu'on amène le niveau de la colonne capillaire en face de l'ob- 

 jedif d'une petite chambre noire où il sera photographié. 



» L'image est amplifiée très-faiblement, afin de ne pas diminuer l'inten- 

 sité lumineuse; elle apparaît sur la plaque de verre dépoli comme une strie 

 transversale dont la longueur varie suivant l'intensité des polarités élec- 

 triques qui agissent sur l'appareil. Quand l'image est bien mise au point, 

 on substitue au verre dépoli une plaque au collodion bromure, puis on fait 

 glisser la chambre noire sous l'action bien uniforme d'une vis que tourne 

 un rouage muni d'un r/gulateur Foucault. On promène ainsi l'image lumi- 

 neuse sur toute la longueur de la plaque photographique. 



» Avec un cœur de tortue séparé de l'animal, les mouvements de la 

 colonne de mercure combinés avec la translation de la plaque donnent la 

 courhe T (fig. i), dont les sinuosités correspondent aux changements d'in- 

 tensité de la force électromotrice du cœur. 



Fig. i. 



» L'amplitude des oscillations correspondrait dans le cas présent à -—; 

 environ d'élément Daniell. Quant au mouvement de la plaque, sa vitesse, 

 comptée sur Taxe des abscisses, est d'environ i mm , 25 par seconde. 



» L'oreillette d'un cœur de grenouille donnait les courhes électriques 

 représentées en G [fuj. 2). 



» Nous ne pouvons entrer ici dans aucun détail sur la signification de ces 

 courbes qui ouvrent à la méthode graphique un domaine nouveau. » 



