C i*74 ) 



» En résumé, la Lumière de l'étoile parait posséder exactement la même 

 composition que celle de l'enveloppe du Soleil nommée chromosphère. 

 Malgré tout ce qu'il y aurait de séduisant et de grandiose à tirer de ce fait 

 des inductions relatives à l'état physique de cette étoile nouvelle, à sa 

 température, aux réactions chimiques dont elle peut être le siège, je 

 m'ahstiendiai de tout commentaire et de toute hypothèse à ce sujet; je 

 crois que nous manquons de données nécessaires pour arriver à une 

 conclusion utile, ou tout au moins susceptible de contrôle. Quelque at- 

 trayantes que soient ces hypothèses, il ne faut pas oublier qu'elles sont 

 en dehors de la Science, et que, loin de la servir, elles risquent fort de 

 l'entraver. » 



MÉCANIQUE APPLIQUÉE. — Note sur la correction des variations démarche des 

 pendules astronomiques, provenant des différences de pression atmosphérique; 

 par M. A. Redier. 



« Des expériences faites avec soin à Bruxelles, Berlin et Londres ont 

 prouvé qu'une pendule à secondes varie de -j% de seconde par jour, entre 

 les deux pressions barométriques extrêmes. Une pendule bien réglée à 

 73o millimètres de pression, relarderait de o%6 à 790 millimètres. 



» M. Airy a fait construire par M. Dent la première pendule connue 

 qui corrige ces écarts. Dans cette construction, un aimant en fer à cheval, 

 plus ou moins rapproché d'une armature attachée à la lentille, accélère ou 

 retarde la marche du pendule. Ces déplacements de l'aimant sont produits 

 au moyen d'un flotteur placé sur le siphon d'un baromètre à mercure. Les 

 résuliais sont parfaits; mais, en présence des difficultés auxquelles donne 

 lieu l'exécution de cette méthode, il m'a paru utile d'en rechercher de 

 plus simples. 



» J'ai expérimenté avec quelque succès l'influence du frottement de l'air 

 sur la surface de la lentille. Une lentille enfermée ne donne pas la même 

 marche qu'une lentille à l'air libre, et je pouvais aisément agrandir ou di- 

 minuer automatiquement l'espace libre, suivant les circonstances atmosphé- 

 riques; mais ce procédé, ainsi que celui de M. Airy, est encore d'une trop 

 grande complication. 



» Il est un moyen plus simple et très-sûr d'arriver au résultat cherché. 



» Qu'on suppose attachée horizontalement au-dessus de la lentille une 

 boite barométrique d'anc roule. Le fond de cette boite ainsi lixée regarde 

 la suspension. Sur la paroi flexible opposée et à son centre, est scellé* 



