( «-^ ) 



l'aspetto idraulico nei porti e nelle rive » (Cet Ouvrage est transmis à l'Aca- 

 démie par M. de Tessan); 



a° Deux nouveaux volumes de 1' « Histoire physique, naturelle et poli- 

 tique de Madagascar, publiée par M. Jlf. Grandidier ». — Volume VI : 

 Histoire naturelle -des Mammifères, par MM. Jlph.-Miliie Edwards et 

 J. Grandidier, tome I (texte), I, IP Partie. — Volume Xll : Histoire natu- 

 relle des Oiseaux, tome II (Atlas), I, IP Partie. 



PHYSIQUE. — Sur la construclion des manomètres à air libre, destinés 

 à mesurer les hautes pressions. Note de M. L. Cailletet. 



« Les manomètres à air libre, employés pour la détermination des pres- 

 sions élevées, se composent essentiellement d'une série de tubes en verre, 

 réunis au moyen de viroles en fer et de mastic. Le tube ainsi formé doit 

 être placé verticalement, et l'observateur est obligé de s'élever, afin de 

 constater les hauteurs qu'atteint le mercure refoulé du réservoir, auquel 

 est assujettie la partie inférieure du tube de verre. 



» On comprend combien sont difficiles la construction et l'installation 

 de semblables appareils et combien ce nombre d'atmosphères, qu'on peut 

 ainsi mesurer, est limité. J'ai construit récemment un manomètre à air libre, 

 qui ne présente aucun de ces inconvénients et qui peut être appliqué à la 

 mesure des pressions les plus élevées. 



» Ce manomètre est élabli sur la pente d'un coteau voisin de mon labo- 

 ratoire à ChàtiUon-sur-Seiue. 



» L'appareil se compose d'un tube métallique de 70 mètres de longueur 

 et d'environ 2 millimètres de diamètre intérieur. Une des extrémités de ce 

 tube est soudée à un réservoir en fer rempli de mercure et placé à la base 

 du coteau. A l'extrémité libre de ce tube est adapté uu large tube de verre, 

 qui en forme la partie supérieure. Lorsqu'on comprime le mercure con- 

 tenu dans le réservoir, on le force à remplir le tube métallique et une partie 

 du tube de verre, qui est fixé sur une planchette verticale munie d'un étrier 

 à vis. 



» Cette partie de l'appareil, essentiellement mobile, à raison de la flexi- 

 bilité du tube métallique, peut être transportée sur le coteau et appliquée 

 contre des jalons préalablement disposés sur la pente et portant des repères 

 exactement espacés les uns des autres, d'une hauteur verticale de o'^jyGo. 



» On comprend que la pression développée aura pour mesure la diffé- 

 rence des niveaux du mercure dans le tube de verre et dans le réservoir. 



