( '83 ) 

 droites qui constiluenl la conique polaire de Oa par rapport au fais- 

 ceau Ob, Oc, 0<i; choisissons arbitrairement l'une de ces droites, et soit 

 a le point où elle coupe le cercle. Cela posé, la conique K sera déterminée 

 par cinq tangentes, qui seront A, B, C, D et la droite ua. 



» Par le centre du cercle, nous pourrons mener deux tangentes à la 

 conique ainsi définie. Soient p et q les points où l'une de ces tangentes 

 coupe le cercle; construisons le troisième sommet /- du triangle circon- 

 scrit à K, inscrit dans le cercle et ayant pour côté le segment p(j. Ces 

 constructions peuvent évidemment s'effectuer sans tracer la conique K. 



» Si alors, par le point r, on mène des parallèles aux droites rectan- 

 gulaires Mp et M^, on pourra construire une conique ayant pour axes 

 ces parallèles et normale aux quatre droites. 



» On obtiendra ainsi, au moyen de la règle et du compas, les quatre 

 solutions du problème. 



■ Je ferai observer, en terminant, que les quatre droites, qui joignent 

 au point M les points d'intersection du cercle et de R, contiennent les 

 centres des cercles circonscrits aux divers triangles déterminés par les 

 pieds des quatre normales. » 



PHYSIQUE. — Note relative à un appareil mauoinéti-ique, à propos d'une 

 Communication récente de M. Cailletet; par MM. Mignon et Rocart. 



« Sans présenter aucune réclamation de priorité, au sujet du manomètre 

 que M. Cailletet a fait récemment counaitre, nous demandons à l'Académie 

 la permission d'appeler son atteniion sur un appareil manométrique, que 

 nous construisons depuis dix-huit mois. Il est basé sur l'élasticité des corps, 

 mais il présente quelques propriétés particulières. 



» Il se compose d'un réservoir en métal, contenant un liquide, et d'un 

 tube de verre indicateur des mouvements de ce liquide. Ces deux parties de 

 l'appareil sont reliées entre elles par un joint convenable. Généralement, 

 notre réservoir est en fer ou en acier; notre liquide indicateur est le 

 mercure. 



» Si le manomètre est destiné à mesurer de basses pressions, on donne 

 au réservoir une section transversale ayant une forme facilement défor- 

 mable, ovale par exemple, et au métal qui le compose une faible épaisseur. 

 Tel est le manomètre que nous présentons à l'Académie, en même temps 

 ([ue cette Note. 



