(34. ) 



OPTIQUE. — Sur un moyen défaire varier la mise au foyer cl'tin microscope, 

 sans toucher ni à l'instrument, ni aux objets, et sans altérer la direction de 

 la ligne de visée; par M. G. G<»vi. 



« Dans l'emploi du microscope, mais siirlout quand on l'utilise pour 

 comparer des mesures de longueur, il arrive assez souvent que, après l'avoir 

 mis au foyer sur un premier objet, il faut l'appliquer à l'observation d'un 

 autre objet qui n'est pas tout à fait à la même distance que le premier, par 

 rapport à l'objeclif; il devient alors uidispensable de focaliser à nouveau 

 l'instrument, afin d'avoir une image nette dans le plan focal de l'oculaire, 

 ce qu'on obtient habituellement, soit par un mouvement de tout le micro- 

 scope, soit par un déj)lacement de son objectif ou de son oculaire, soit par 

 le mouvement d'avance ou de recul d'une lentille intermédiaire { Méro- 

 scope pmxfocalàe Porro j. Dans tous ces cas, quelque soin qu'on ait apporté 

 à la construction des organes destinés à produire les déplacements, il esta 

 peu près impossible cf'éviter de très-petites déviations de l'axe optique du 

 microscope, et par conséquent on ne peut phis com|iter sur la parfaite 

 exactitude des coiii|)araisons, qui exigent l'invariabilité absolue de direction 

 de ce même axe. Si, au lieu de clieiclier la mise au foyer par l'appareil 

 optique, on essaye de l'obtenir par l'élévation ou l'abaissement de l'objet, 

 il peut arriver, et il arrive même assez souvent, que, les masses à déplacer 

 étant considérables, les déplacements se font irrégulièrement, par saccades, 

 en retard, avec flexion de l'objet, et conséquemment avec incertitude ou 

 altération de la longueur à mesurer. On ne peut guère, d'ailleurs, foca- 

 liser une des extrémités d'une règle, sans altérer du même coup la mise 

 au foyer de l'autre extrémité, ce qui fait perdre beaucoup de temps et 

 allonge outre mesure des opérations qui gagneraient à être exécutées rapi- 

 dement. 



» Il était donc à désirer qu'on put trouver nu moyen de faire varier 

 promplement la mise au foyer du microscope vertical entre certaines 

 limites, sans avoir à craindre ni lui changement de direction de l'axe 

 optique du microscope, ni une altération quelconque de la longueur à 

 mesurer. Il fallait cepemlant abandonner pour cela toute pensée d'agir sur 

 la partie optique de l'instruinenl ou sur l'objet, et le problème ainsi posé 

 pouvait paraître à peu près inabordable. 



» Mais, en réfléchissant que rinler|)Osition entre l'objectii et l'objet d'un 

 milieu plus réfringent que l'air, terminé par des faces planes et parallèles, 



45.. 



