( 35/, ) 



PHYSIOLOGIE. — Sur la décharge de la Torpille, étudiée au mojen de 

 l'éleclromètre de Lippmnnn. Note de M. Marey, présentée par M. Erlm. 

 Becquerel . 



« Dans une précédente Note ('), j'ai montré que la Torpille fournit une 

 série de flux électriques séparés les uns des autres par de courts intervalles 

 et dont la fréquence peut varier de 4o à i/(0 par seconde. 



» En excluant l'hypotLèse qui assimile une décharge de Torpille à un 

 courant continu, on ramène le doute sur certaines questions qui sem- 

 blaient jugées. Ainsi le galvanomètre qui avait servi à Matteucci pour ap- 

 précier le sens du courant de la Torpille ne peut plus inspirer de confiance 

 pour une détermination de ce genre. 



» En effet, des courants successifs d'une fréquence pareille aux flux de 

 la Torpille pourraient se produire suivant des directions alternativement 

 opposées sans que l'aiguille trop inerte de cet instrument signalât ces chan- 

 gements de sens. 



» L'électromètre de Lippmann, grâce à sa mobilité extrême, obéit aux 

 iilfluences électriques même les plus rapides; il traduit de la manière sui- 

 vante le sens dans lequel les courants tendent à se produire : 



Jtpect de l'clcctrnmètre de Lippmann soin: diverses influences clcctriijnes. 



KIpctronii'li'c .m i.k\-o. Kllet de cuur:iiits direcls Ellet île coiii-ants iiiiUiils Ellct lU' cuuranis iiuliiils 



siicccssil's. altcrnalits. inverses. 



» Soit [fig. A) le champ circulaire que l'on voit dans l'appareil; la co- 

 lonne "de mercure, occupant la moitié gauche du tube de verre, s'étenil 

 jusqu'au fil vertical du réticule; on l'a amenée dans cette position au moyen 

 d'une vis de réglage. Si l'on met le pôle positif d'un éleclromoteur en rap- 

 port avec la colonne de mercure et le négatif avec la solution acide, les 

 courants dévieront la colonne vers la droite. 



{') Comptes rendus, t. LXXXIV, p. 190. 



