( 842 ) 

 ment au degré qu'exige l'hémostase et maintenu à ce degré, qui toujours 

 doit être très-élevé, jusqu'à ce que l'eschare soit assez profonde pour 

 mettre obstacle à l'écoulement du sang. 



Construit en forme de couteau, ce nouveau cautère permet au chirur- 

 gien de procéder à l'extirpation des tumeurs, en proportionnant l'inten- 

 sité de la chaleur aux résistances que les tissus peuvent opposer, aux 

 nécessités de la destruction et aux exigences de l'hémostase. En un mot, le 

 chirurgien est maître, grâce au nouveau dispositif instrumental, d'attiser, 

 pour ainsi dire, le cautère sur place, et d'accommoder les degrés de sa 

 température aux indications qui se présentent, soit qu'il borne l'action du 

 feu à la surface, soit qu'il la dirige dans les profondeurs. 



Cet instrument ingénieux est si bien approprié à ses différents usages 

 que déjà la pratique chirurgicale l'a adopté partout. Dans la pratique vété- 

 rinaire, il réalise cet autre avantage, d'un ordre extra-scientifique, mais 

 d'une grande importance cependant, que, ne nécessitant pas l'emploi d'un 

 foyer au voisinage des litières et des fourrages, il met à l'abri du danger 

 des incendies. 



Voici maintenant, en quelques mots, par quelle ingénieuse disposition 

 M. le D'' Paquelin obtient les résultats qui viennent d'être signalés : 



Son cautère, en platine, auquel il peut donner toutes les formes, est 

 construit de telle sorte qu'on a ménagé dans son épaisseur une chambre 

 garnie d'un feutrage aréolaire en fils de platine, laquelle peut être par- 

 courue par un mélange gazeux inflammable (air et vapeurs hydro-carbu- 

 rées d'essence minérale). Ainsi se trouve réalisée la condition physique 

 nécessaire pour que le mélange gazeux s'allume dans la cavité intérieure 

 du cautère, chauffé, au préalable, à une assez faible température. 



Deux poches en caoutchouc servent à communiquer le mouvement à ce 

 mélange, sous les pressions alternées d'une des mains de l'opérateur, 

 pressions qui donnent lieu à un courant continu, grâce à l'élasticité de la 

 deuxième poche, qui fait l'office, dans cet appareil, de l'élasticité artérielle 

 relativement au cœur. Cette très-ingénieuse disposition permet à l'opéra- 

 teur de faire passer le mélange inflammable, avec telle vitesse qu'il juge 

 convenable, dans la chambre du cautère qu'il suffit de chauffer au-dessous 

 du rouge. Cette température étant suffisante pour que le mélange puisse 

 s'enflammer, on comprend qu'il devient possible, suivant la vitesse impri- 

 mée au courant, d'élever, d'abaisser ou de maintenir la température du 

 cautère au gré de l'opérateur, qui est maître de la proportionner aux 

 nécessités de l'opération. 



