( ioo8 ) 



lieu situé à 22 kilomètres du littoral et l'atteint, de cette manière, en deux 

 points de la côte, distants d'environ 12 kilomètres : on possède ainsi deux 

 profils du seuil de Gabès. 



» Pour se faire une idée de l'exactitude de l'ensemble du travail, il est 

 nécessaire d'entrer dans quelques détails concernant les méthodes d'obser- 

 vation et les circonstances dans lesquelles les opérations de nivellement 

 ont été exécutées. 



» Le niveau employé est du système Brunner; les mires, divisées en 

 doubles centimètres, sont celles que l'on désigne sous la dénomination de 

 mires parlantes. Le grossissement de la lunette est de 25 fois; son réticule 

 est muni de trois fils horizontaux et à très-peu près équidistanis. Le fil du 

 milieu sert seul à la détermination des cotes d'altitude; les fils extrêmes sont 

 employés à la mesure de la distance de la mire observée : ils sont cependant 

 utilisés pour éviter les grosses erreurs des lectures faites au fil du milieu; 

 en effet, il suffit d'un coup d'œil, jeté sur les chiffres inscrits, pour s'assurer 

 si la lecture faite au fil du milieu s'accorde sensiblement avec la moyenne 

 des lectures faites aux fils extrêmes. Ce précieux moyen de contrôle suffit 

 lorsque la pente du terrain est faible; mais, dans les fortes pentes, il fait dé- 

 faut, si l'on ne peut réduire les distances des mires : en effet, l'image de 

 l'un des fils extrêmes se projette alors sur le terrain ou sur le ciel. Dans ces 

 circonstances exceptionnelles, que Ion a évitées le plus qu'il a été pos- 

 sible, on a multiplié les vérifications des lectures et l'on a recommencé les 

 opérations dans toute l'étendue où cela pouvait être utile. 



» Il résulte de là que les portées de nivellement ont dû varier notable- 

 ment autour de moyennes, qui étaient d'environ i5o à 200 mètres. (Pour 

 n'avoir pas à y revenir, disons dès à présent que le nombre des stations 

 s'est élevé à 3ooo environ, ce qui donne 6000 portées.) 



» La fiole du niveau est divisée en parties dont la valeur angulaire est 

 12"; la fiole se retourne et ses deux positions correspondent à deux posi- 

 tions du tube de la lunette, dans lesquelles l'une des génératrices est amenée 

 en haut ou en bas, en faisant tourner de 180 degrés la lunette autour de 

 son axe de figure; de cette manière, la moyenne des lectures faites au fil 

 du milieu est affranchie du défaut de parallélisme de l'axe optique avec 

 l'axe de figure de la lunette. Pour éviter les erreius de lecture du niveau et 

 simplifier en même temps les calculs, on amène le milieu de la bnlle dans 

 une position coublante, au moyen d'une vis de rappel adaptée à l'in- 

 strument. Le niveau étant d'ailleurs réglé de très-près, et aussi souvent que 

 cela est nécessaire, le mouvement de lu vis de rappel est sans influence sen- 



