( '"27 ) 

 raiU, on observait la déviation du galvanomètre; on introduisait une dériva- 

 tion s, la déviaiion diminuait, et ou la ramenait à ôtic ce qu'elle était en dimi- 

 nuant la longueur du rhéocordc, soit b'ia nouvelle longueur; on avait alors 



R = s — jj—, 







équation qui exprime R en mêmes unités que s ('). 



» Mes premières recherches ont porté sur des pileS Clamont. La pile 

 étant soigneusement entourée d'écrans en cuivre pour éviter les moindres 

 courants d'air, je mettais en marche un chronomètre à pointage, j'allumais 

 le feu et je déterminais la résistance de minute en minute pour chacune 

 des piles partielles d'abord, puis je les accouplais en tension et enfin en 

 quantité. Je suivais ainsi les résistances pendant quarante minutes; la pile 

 étant alors portée au rouge-cerise, je suivais les résistances pendant le 

 refroidissement. Les courbes que j'obtenais avaient pour abscisses les temps 

 et pour ordonnées les résistances. J'ai étudié dans des conditions identiques 

 trois piles Clamont; les courbes ont été sensiblement analogues. 



Ces expériences m'ont confirmé dans l'opinion que j'émettais plus haut. 

 La courbe des résistances oscille continuellement; sa marche, d'abord assez 

 irrégidière, ne devient à peu près normale qu'au bout d'une vingtaine de 

 minutes; alors elle ne présente plus que de légères irrégularités, et se fixe 

 bientôt à une hauteur qu'elle conserve pendant environ dix minutes. L'ex- 

 trait suivant d'un des tableaux d'expériences vérifie ces assertions. 



)' Lorsque la pile se refroidit, la courbe oscille encore assez irrégu- 

 lièrement en décroissant. J'ai observé que, pendant les trois ou quatre 

 minutes qui suivaient l'extinction du feu, la résistance mesurée comme 

 il a été indiqué semblait augmenter brusquement, mais il faut bien remar- 

 quer que la méthode suivie suppose essentiellement la constance de la 

 force électromotrice pendant le couple d'expériences nécessaires à la déter- 

 mination de chaque résistance. Or il se pourrait qu'au moment de l'ex- 

 tinction du feu, la force électromotrice variant très-vite, la méthode 

 cessât d'être applicable. 



[') La v.ritable formule serait R == i ^-j -, G élant la icsistanre du galvanomètre; 



(luand le coiuani est assez fort pour pernictlrc d'inlroduire au shunt une diiivalion conve- 

 nable, G est ncfj'liycable. Dans le cas contraire, on l'élimine par deux tléteruiinaiions simul- 

 tanées en faisant variei'^. 



C'est ainsi que j'ai opéré pour un élément formé par des liges fer et cuivj-e d'environ 

 o"',oo3 d'épaisseur. 



C.R., 1877, I" Scmcttrt. (T. LXXXIV, N" 19.) 1 34 



