( i362 ) 



MÉMOIRES LUS. 



PHXSIQVK.— Surin polarisation rotatoire du quariz. Note de MM. J.-L. Soret 



et Ed. Sarasin. 



« Nous avons eu l'honneur de oommuniqner précédemment à l'Aca- 

 démie (') les résultais de nos recherches sur la polarisation rotatoire 

 du quartz pour les différents ra3'ons du spectre solaire depuis la raie A 

 jusqu'à la raie fi. Nous avons poursuivi ces recherches en les étendant 

 aux radiations ultra-violettes d'une réfrangibilité plus grande encore. 



)) Nous avons été naturellement conduits à opérer sur la lumière du 

 cadmium, par le fait que, dans un travail aussi remarquable qu'impor- 

 tant, M. Mascart a déterminé les longueurs d'onde des raies qui compo- 

 sent le spectre de ce métal (^). Nos mesures de la rotation du plan île po- 

 larisation pour ces raies ont été prises par la méthode due également à 

 M. Mascart, en l'appliquant an spectroscope à oculaire fluorescent dont 

 nous avions précédemment fait usage. 



» Nous ne donnerons pas ici la description détaillée de l'appareil dont 

 nous nous sommes servis. Nous nous bornons à dire que la lumière était 

 produite par de fortes étincelles d'induction jaillissant entre deux pointes 

 de cadmium; l'appareil de Ruhmkorff, avec batterie de Leyde intercalée, 

 était excité par une machine magnéto-électrique, mise elle-même en mou- 

 vement par une machine à vapeur. Très-près des étincelles était disposée 

 une fente de spectroscope pouvant s'élargir à volonté; un système de len- 

 tilles coUimatrices en quartz, à court foyer, concentrait fortement la lumière 

 en un faisceau horizontal. A une distance de i"',5o environ de ces lentilles, 

 le faisceau tombait normalenientsurnn polariseur ('),puis sur un canon de 



{') Comptes rendus, u octobre iSyS, t. LXXXI, p. 6io et 3o octoljre 1876, 

 t. LXXXIII, p. 818, 



(') Annules de l'École Normale, t. IV, [i. 7; 1867. 



(') Tous les polariseurs 11c peuvent pas servir pour les rayons très-réfrangibles. Le piisnic 

 de Nicol ne peut être employé, car la couche de baume de Canada, qui en constitue 

 une partie essentielle, absorbe complètement les rayons de petite longueur d'onde. Dans le 

 prisme de Foucault, lorsque les laces d'entrée et de sortie sont inclinées sur la direction du 

 faisceau lumineux, le rayon extraordinaire est totalement réfléchi aussi bien que le rayon 

 ordinaire; mais l'instrument peut fonctionner si les faces d'entrée et de sortie sont taillées 

 normalement, surtout si la section intérieure du cristal de spath est un peu moins inclinée 

 que d'habitude sur la direction du faisceau lumineux. 



