! *§8 ) 

 >< par M. Collardeau, a\ant pour but la réglementation de ces instruisent s, 



» Je vous serai très-obligé de vouloir bien remettre ces documents a la 

 » Commission chargée de continuer l'examen de cette question. » 



» M. le Président de l'Académie, en nous chargeant de préparer une 

 réponse aux questions indiquées par M. le Ministre, avait exprimé le vœu 

 que la Commission pût s'en occuper immédiatement ; mais la séance publi- 

 que de la fin de l'année, avec tous ses travaux préparatoires sur les prix a 

 décerner ou à proposer, n'a pas permis à la Commission de se réunir avant 

 le mois de janvier. Tel est le motif de la lenteur apparente avec laquelle 

 nous avons rempli la mission qui nous était confiée. 



» Dans notre premier Rapport du 7 octobre 1861 (Comptes rendus des 

 séances de V Académie des Sciences, t. LUI), nous n'avons en effet examiné 

 que deux questions générales : 



» i° Celle de savoir si l'alcoomètre centésimal repose sur des bases 

 solides et incontestables; 



» 2 Celle de savoir si cet instrument doit être soumis à la vérification 

 légale et assimilé aux poids et mesures. 



» Nous avons répondu affirmativement sur la première question et néga- 

 tivement sur la seconde. 



» En même temps nous avions cru devoir éviter avec soin toutes les 

 questions particulières qui se rattachent soit à la construction des alcoo- 

 mètres, soit aux fabricants de ces sortes d'instruments. Cette réserve nous 

 avait paru nécessaire et l'Académie l'a approuvée, du moins implicitement, 

 en approuvant le Rapport de la Commission. 



a Aujourd'hui, d'après les Lettres de M. le Ministre, nous devons entrer 

 dans quelques détails, et nous le ferons en restant fidèles an même prin- 

 cipe, c'est-à-dire en nous bornant strictement aux questions et aux per- 

 sonnes cpie ces Lettres désignent à l'Académie, savoir : M. Thomas, de 

 Rouen; M. Raudin, constructeur d'instruments de physique, à Paris: 

 M. Collardeau, constructeur d'instruments de précision, à Paris. 



M. Thomas, de Rouen. 



1 M. Thomas a eu l'idée que la densité des mélanges alcooliques pour- 

 rait peut-être se déterminer, avec une approximation suffisante, en y em- 

 ployant les bonnes balances à bascule qui sont maintenant à l'usage du 

 commerce, et en opérant sur des fûts d'une assez grande capacité. Il s e.^t 

 livré a quelques expériences avec le concours bienveillant de la Commission 

 représentative du commerce des vins et spiritueux de la ville de Rouen, et 



