! ',6o ) 

 champ est une petite vis d'acier que sa tète, percée de quatre trous, permet 

 d'allonger ou de raccourcir, selon l'ouverture del'angle qu'on veut obtenir 

 dans le mesurage des distances; la tête de la \is vient se juxtaposer à un 

 petit butoir mobile qui détermine la position de l'alidade, et partant de la 

 lunette, dans cette même opération ; ce butoir doit être garni d'un ressort 

 qui le fasse rentrer à sa place lorsqu'on veut faire mouvoir l'alidade. 



Usage de l'instrument. 



» i° Mesui âge dune distance prise d'un point donné à un autre point acces- 

 <ihle. — Pour pratiquer cette opération, il faut envoyer une mire parlante 

 au point dont on veut connaître l'éloignement, puis abattre l'instrument à 

 la position verticale, établir une ligne de base à peu près parallèle au sol, 

 en amenant, au moyen de la vis tangente, le fd horizontal du réticule de la 

 limette fixe sur le o de la mire parlante o, qui doit être à environ i mètre 

 du sol; si la mire n'est pas disposée exprès, ce sera la ligne qui sépare le 

 premier mètre du second qui servira de zéro. Ce point bien arrêté, on fera 

 sortir le petit butoir, sur lequel on amènera la tète de la vis placée à la 

 gauche de l'alidade, et on lira sur la mire, au moyen de la lunette mobile, 

 le chiffre de la distance qu'on veut connaître. 



» L'angle ouvert entre les rayons visuels des lunettes peut varier suivant 

 qu'on le veut, être de j~ ou -^ ou —^. A cet elfet, le rayon étant supposé 

 de ioo m , la tangente sera de i m ou i m ,5o ou a m , qu'on lira sur la mire et 

 qui indiquera la distance, en la supposant 100 fois, 75 fois ou 5o fois plus 

 grande que la lecture. L'ouverture des différents angles s'obtient par le plus 

 ou moins de saillie à donner à la tète de la vis qui se juxtapose au butoir. 



» a Nivellement. — L'instrument étant dans la position verticale, il faut, 

 après avoir fait rentrer le petit butoir, mettre la lunette mobile dans la 

 position inverse de la lunette fixe, c'est-à-dire à téte-beche; on cherche le 

 niveau au moyen de la vis tangente, et on opère comme avec un niveau à 

 lunette; seulement, au moyen de l'inversion des lunettes, on peut niveler 

 d'un setd coup un espace de 4 à 5oo mètres, en opérant à la fois çn avant 

 et en arrière. Le coup de niveau peut se contrôler en faisant faire à l'instru- 

 ment un tour sur lui-même. 



3° Nivellement des pentes. — On opère comme ci-dessus, sauf que la 

 lunette mobile sert à mesurer l'angle d'inclinaison. 



» 4° Altimélrie, ou mesurage des angles verticaux. — On opère comme 

 pour les nivellements. 



