( 25?. ) 



priYSlQUK. — Mesure spectromélrique des limites températures. 

 Note de M. A. Crova, présentée par M. Berthelot. 



« J'ai déjà indiqué (') le principe de la méthode que j'ai proposée pour 

 la mpsiire optique des hautes températures. Ces mesures peuvent être faci- 

 lement réalisées au moyen de l'appareil suivant, que l'on pourrait désigner 

 sous le nom de spectrnnyromèlre (^). 



» Soit un speclroscope à vision directe, placé horizontalement et pou- 

 vant tourner autour de l'axe géométrique du système du collimateur et des 

 prismes dispersifs; disposons, au foyer de la lunette, une fente parallèle à 

 celle du collimateur, qui ne laisse arriver à l'oculaire qu'une bande étroite 

 du spectre produit, el limitons la course de la lunette par deux arrêts: 

 l'un permettra de la fixer dans une position telle que le milieu de la fente 

 oculaire soit éclairé par la lumière ronge (), = 676), et l'autre de façon 

 qu'elle reçoive la lumière verte (X = 523), longueurs d'onde que j'ai 

 adoptées comme points fixes de comparaison. 



» I/appareil étant tourné de manière que la fente du collimateur soit 

 liorizontale, recouvrons l'une des moitiés de la fente d'un prisme rectangle, 

 dont l'une des hases s'applique exactement sur elle et dont l'aréle cor- 

 respondante à l'angle aigu la coupe normalement en deux parties égales. 

 T^'oeil placé à la lunette verra la fente oculaire divisée normalement en deux 

 champs égaux, séparés par une ligne fine, si l'arèle du prisme réflecteur est 

 nettement taillée. L'une des moitiés du cham|) reçoit directement la lu- 

 mière d'une lampe à modérateur, à cheminée cylindrique (système Bernard), 

 placée devant la deuii-fente libre; l'autre, par réflexion, la lumière qui 

 émane du corps incandescent dont on veut déterminer la température, 

 placé latéralement, devant le prisme réflecteur. 



» En face de la demi-fente libre, se trouve un système de deux niçois à 

 faces normales de M. Prazmov^rski , l'ini fixe, l'autre mobile au moyen 

 d'une alidade sur un cercle gradué. La face du nicol placée en regard de 

 la flamme de la lampe est recouverte d'une glace finement dépolie, qui 

 constitue lui champ lumineux d'intensité uniforme. 



(') Comptes rendus, t. LXXXVII, p. 97g. 



(^) M. Diiboscq a réalisé la construction des appareils photnmétrifjues qui ont servi à 

 mes recherclies; M. Salleron a construit sur mes indications un modèle de spectropyro- 

 mètre. 



