( 253 ) 



» L'extrémité tlti collimateur porte une alidade à pinnules, dirigée sui- 

 vant l'axe de la fente, qui permet, par une rotation convenable du corps 

 de l'insfrumcnt, de viser directement la lumière qui provient du corps 

 incandescent. 



» Pour mesurer la température en degrés optiques, on amène la lunette 

 sur le point fixe correspondant au rouge (676), et, l'alidade du nicol mo- 

 bile étant au zéro, les sections principales des deux niçois étant parallèles, 

 on amène à l'égalité d'intensité les deux plages rouges de la fente oculaire, 

 en faisant varier, au moyen d'une vis, la largeur d'un diaphragme placé 

 devant la glace dépolie du nicol extérieur, ou celle d'un autre diaphragme 

 placé devant une glace dépolie qui recouvre le prisme réflecteur, selon que 

 ia lumière rouge de la lampe est plus ou moins intense que celle de la 

 source incandescente. 



» Celte égalité étant obtenue dans le rouge, on amène la lunette sur le 

 point fixe du vert (SaS), et l'on obtient deux plages vertes d'intensités iné- 

 gales. On les ramène à l'égalité d'intensité par une rotation convenable du 

 nicol mobile, et le degré optique est donné par la formule N = looocos^a, 

 en désignant par a l'angle des deux sections principales des niçois. 



» Si l'on trace sur le cercle une seconde graduation donnant les valeurs 

 de looocos-a, en regard des valeurs correspondantes de a, on lira direc- 

 tement les degrés optiques; enfin, si l'on a dressé la courbe des degrés 

 centigrades correspondant aux degrés optiques, on pourra inscrire direc- 

 tement sur le cercle les degrés centigrades correspondant aux rotations «. 



» Les degrés optiques suffisent pour obtenir des repères fixes : le zéro 

 optique correspond à un angle a égal à 90" et sensiblement à SSo^C, 

 58a° optiques à i468°C., et 1000" optiques paraissent, en prolongeant la 

 courbe au delà de i6oo°C., température que l'on ne peut dépasser avec un 

 thermomètre à air, correspondre à 1900° C. et à une rotation a = o. Je ne 

 donne ces nombres que comme une première approximation, mes expé- 

 riences sur ce sujet n'étant pas encore terminées. 



» On voit que la température (1000° optiques) d'émission de la flamme 

 de la lampe à modérateur est supérieure à celle de la fusion du platine et à 

 celle du ramollissement de la porcelaine; j'ai toujours fondu mes thermo- 

 mètres quand, pour déterminer leur température optique, je tentais, après 

 avoir obtenu l'égalité d'intensité dans le rouge, de l'obtenir aussi dans le 

 vert. 



» On peut aussi mesurer, au moyen du spectropyromètre, des tempé- 

 ratures bien supérieures à 1000° optiques, ou à près de 20oo°C. 



» Pour cela, je renverse l'ordre des mesures; l'alidade étant au zéro, 



