( 6o6 ) 



» Nous avons supposé jusqu'ici que la torsion de l'arbre moteur se 

 maintienne constante pendant tout le temps qu'on la mesure au moyen 

 du téléphone. Si la torsion changeait à chaque instant, mais que ce change- 

 ment se répétât à chaque révolution de l'arbre moteur (dont la durée est 

 supposée constante), alors la position occupée par la bobine mobile lorsque 

 le téléphone donne un son iVintensité minima ferait encore connaître l'angle 

 de torsion. 



» 11 est évident qu'on peut remplacer les deux roues par deux secteurs 

 égaux ayant le même nombre de palettes égales en fer doux. » 



PHYSIQUE. — Sur lin procédé pour la mesure des tempérahires élevées. Note 

 de MM. J.-M. Ckafts et Fn. Meier, présentée par M. Friedel. 



« Le thermomètre à gaz est le seul instrument de mesure normal des 

 températures, et les méthodes qui emploient les résistances électriques, les 

 chaleurs spécifiques ou les propriétés optiques des corps sont fondées sur 

 des données obtenues par comparaison avec le thermomètre à gaz et sont 

 entachées des erreurs de celui-ci aussi bien que de celles qui leur sont 

 propres, et encore, pour les températures qui dépassent les limites que l'on 

 peut mesurer avec l'instrument normal, ou ne peut pas avoir une confiance 

 parfaite dans les formules qui transforment les indications obtenues par 

 d'autres procédés en degrés thermométriques. Ce sont les considérations 

 qui nous ont guidés dans un essai qui avait pour but d'obtenir des mesures 

 très rapides de hautes températures en adaptant le thermomètre à gaz à 

 des conditions particuhères, et nous croyons que notre procédé a l'avan- 

 tage très appréciable d'étendre l'usage de cet instrument à des températures 

 où le verre et la porcelaine commencent à être ramollis par la chaleur et à 

 des cas où la porcelaine devient très lentement perméable aux gaz. 



» Les procédés usuels comparent à zéro et à la température que l'on veut 

 mesurer le volume ou la pression d'une quantité constante d'un gaz ren- 

 fermé dans l'appareil, et, par conséquent, toute fuite ou tout changement 

 de volume du vase pendant un long intervalle de temps influe sur les résul- 

 tats. Ainsi le thermomètre à air ordinaire doit avoir une grande perfection 

 de construction et ne peut pas être employé à un autre usage. Nous avons 

 imaginé le procédé suivant spécialement pour répondre à un besoin qui se 

 fait sentir dans la méthode de M. Victor Meyer pour la détermination 

 des densités de vapeur. On opère avec un vase de porcelaine chauffé dans 



