( 6o7 ) 

 un fourneau à gaz à une température qu'il s'agit de mesurer et qui doit 

 rester constante pendant un certain temps. On peut difficilement admettre, 

 surtout quand on chauffe à flamme nue, qu'un instrument tliermométrique 

 placé à côté du vase ait la même température que lui, et c'est pour cette 

 raison que nous avons préféré employer celui-ci successivement comme 

 thermomètre et comme vase pour les expériences de densité. Chaque opé- 

 ration doit se faire indépendamment des autres et très rapidement. 



)) Voici la méthode générale du procédé : au moment où l'on désire 

 mesurer la température, on introduit dans le vase à longue tige, qui a la 

 forme d'un thermomètre à air, un tube en verre ou en platine qui pénètre 

 jusqu'à la partie inférieure du vase. Ce tube sert à introduire un gaz 

 qui doit chasser tout l'air renfermé dans l'appareil à travers un embran- 

 chement capillaire disposé à l'extrémité supérieure de la tige, pour être 

 recueilli et mesuré dans un tube gradué. 



» On choisit pour chasserl'air un gaz, comme l'acide carbonique ou l'acide 

 chlorhydrique, que l'on peut facilement séparer de l'air par absorption. 

 Nous donnons la préférence à l'acide chlorhydrique, parce que son absorp- 

 tion immédiate par l'eau précise nettement la fin de l'opération. Il n'attaque 

 pas les vases, et l'on s'est assuré à deux reprises qu'un courant d'acide chlor- 

 hydrique sec, après avoir passé pendant une demi-heure à travers un vase 

 en porcelaine chauffé au-dessus de 1 3oo°, ne donne lieu à la production 

 que de o",i de gaz non absorbable. 



» 11 faut moins de deux minutes pour chasserl'air, mais par précaution on 

 laisse passer l'acide chlorhydrique encore deux minutes, on mesure l'air, 

 et l'on remplit le vase de porcelaine de nouveau avec de l'air sec. Cette 

 opération terminée, l'appareil est prêt pour prendre la densité d'un gaz; 

 s'il s'agit d'un corps solide, il faut seulement ôter le tube en platine, en 

 ayant soin de le retirer très lentement pour éviter un changement brusque 

 de température qui pourrait fendre la tige. Ainsi les opérations peuvent 

 se succéder très rapidement et en nombre indéfini, et des expériences avec 

 le verre de Bohême nous ont démontré que la rapidité avec laquelle on 

 fait l'expérience et l'absence de toute différence de pression à l'extérieur 

 et à l'intérieur du vase permettent d'opé'-eràdes températures où la matière 

 du vase serait trop ramollie pour pouvoir subir sans changement de forme 

 les opérations ordinaires que l'on fait avec un thermomètre à air. 



I) Pour calculer la température d'après les données ainsi obtenues, il 

 faut diviser l'appareil en deux parties, dont l'une est chauffée à la tempé- 

 rature que l'on mesure, tandis que l'autre est portée à des degrés différents 



