( 69° ) 

 l'emploi des thermoscopes a fournis depuis plusieurs années, touchant la 

 position des principales bandes froides des spectres obscurs. » 



CHIMIE GÉNÉRALE. — Sur la densité de l'iode à des températures élevées. Note 

 de MM. J.-M. Ckafts et F. Meiek, présentée par M. Friedel. 



« M. Henri Sainte-Claire Deville a non seulement été le premier à étu- 

 dier les densités des corps à une très haute température, mais il a su péné- 

 trer au fond de la question dans ses études sur la dissociation et nous 

 révéler la cause de beaucoup de cas de densités anomales. Dans les tra- 

 vaux, de MM. Deville et Troost, la densité de l'iode est déterminée comme 

 normale à 860° et io4o° et sert comme point de comparaison pour la me- 

 sure des autres densités. M. V. Meyer trouve, au contraire, la densité de 

 l'iode anomale à partir de 5go°. Le désaccord qui setnble exister entre 

 ces résultats nous a déterminés à contribuer à l'étude de ce sujet, en nous 

 servant d'un procédé différent pour la mesure des températures et d'un 

 appareil modifié pour les déterminations de densité. M. Victor Meyer a 

 eu l'extrême obligeance de nous communiquer quelques détails sur son 

 procédé, afin de faciliter la comparaison des deux séries de résititats. 



» La détermination précise de la température nous a paru de la plus 

 grande importance; voici les motifs qui nous ont conduits à ne pas nous 

 servir de la méthode calorimétrique dans ces expériences : 1° la difficulté 

 de retrouver dans une expérience de densité une température précisée par 

 un essai calorimétrique. M. V. Meyer, en réglant la combustion du gaz dans 

 un fourneau Perrot au moyen d'un robinet gradué, détermine et mesure 

 une série de températures qui correspondent avec un débit connu de gaz. 

 Nous avons mesuré avec un compteur la quantité de gaz brûlée par mi- 

 nute dans un grand nombre d'expériences, et nous avons reconnu que la 

 température varie très notablement avec le tirage, de sorte qu'il faudrait, 

 pour fixer la température, pouvoir mesurer en même temps la quantité d'air 

 qui traverse le fourneau ; mais une évaluation, même approximative, de cette 

 quantité est très difficile et l'on ne peut pas être sûr par ces moyens de pou- 

 voir établir à volonté une température donnée. 2° Les données fondamen- 

 tales de la méthode calorimétrique ne sont pas encore très bien établies pour 

 les très hautes températures, et il faudrait des expériences directes pour 

 constater qu'un bloc de platine, chauffé, comme M. Meyer l'afait, dans un 

 cylindre de fer doux, prend une température égale à celle d'un cylindre 



