( 7^8) 

 séance du aS septembre 1878, l'un de nous, dans une Note sur la disso- 

 ciation des oxydes de la famille du platine, en collaboration avec 

 M. Debray, a annoncé que la mesure des températures avait été obtenue 

 au moyen des appareils que nous avons employés en i863 (pour déter- 

 miner le coefBcient de dilatation de la porcelaine), simplifiés depuis par 

 l'emploi de la trompe de Sprengel, qui permet d'enlever et de mesurer, 

 toutes les fois qu'on le désire, la matière thermomélrique (l'azote) conlenue 

 dans le réservoir et de calculer la température. 



» Nous devons décrire aujourd'hui cette méthode, qui est manifeste- 

 ment plus expéditive que la méthode manométrique de V. Regnault, qui 

 nous avait servi autrefois. 



» Un vase cylindrique en porcelaine de Bayeux, terminé par des sur- 

 faces sphériqueset d'au moins 5o'^'^ de capacité, sert de réservoir thermomé- 

 trique. A ce réservoir est soudé un tube capillaire, également en porce- 

 laine, de o™,3o environ de longueur. Cet appareil est mastiqué à un robinet 

 de verre à trois voies, qui le met alternativement en communication avec l'air 

 extérieur et, au moyen d'un tube de plomb presque capillaire, avec une 

 trompe de Sprengel. Le thermomètre étant placé dans un tube de terre 

 cloisonné, avec un mélange d'amiante et de terre réfractaire, est chauffé 

 dans un four alimenté par de l'huile de houille dont l'écoulement est réglé 

 par des robinets très sensibles. 



» En donnant plus ou moins d'huile, on fait varier la température d'une 

 manière très régulière ; on peut la rendre fixe à volonté ou la porter à des 

 températures plus que suffisantes pour le ramollissement et même la fusion 

 de la porcelaine ('). 



» Quand on est arrivé à la température que l'on veut atteindre, on dé- 

 termine l'écoulement de l'huile de telle façon que l'azote ne se dilate ou ne 

 se contracte plus à cette température. On s'assure facilement que cette 

 condition est remplie, parce que le robinet qui met l'intérieur du ther- 

 momètre en communication avec l'atmosphère porte un appareil dessé- 

 chant au chlorure de calcium et se termine par un tube que l'on peut 

 faire plonger dans l'eau pour vérifier l'invariabilité de la température. 



» On tourne alors le robinet à trois voies de manière à fermer toute 

 communication entre l'air extérieur, la trompe de Sprengel et le réser- 

 voir. A ce moment, on vide complètement le tube de plomb qui réunit 



(') C'est un mode de chauffage tellement avantageux, que nous ne saurions trop le recom- 

 mander aux personnes qui s'occupent de ces questions délicates. 



