( 7^9 ) 

 le robinet à trois voies à la trompe, et, en tournant encore le robinet, on 

 épuise l'yzote contenu dans le iberniomètre. Ce gaz est recueilli dans un tube 

 gradué placé sur la cuve à mercure de la trompe, et l'on ne s'arrête que 

 lorsque celle-ci ne donne plus passage à la moindre bulle d'azote. Le tube 

 gradué est entouré d'eau dont on prend la température. On y lit le volume 

 de l'azote aspiré, on détermine la hauteur du mercure au-dessus du niveau 

 de la cuve ainsi que la hauteur barométrique, et l'on ramène par le 

 calcul le volume observé à ce qu'il serait à o" et à 760'"'". Si, par une 

 expérience préliminaire, on a déterminé le volume de l'azote contenu à 0° et 

 à 760""" dans le réservoir, on a l'élément principal du calcul de la tempé- 

 rature obtenue. 



» Mais on remarquera qu'il y a dans cet appareil un espace nuisible : c'est 

 le volume de la tige du thermomètre. 



)) Pour faire exactement la correction due à cet espace nuisible, on accole 

 au tube capillaire un autre tube exactement delà même longueur et du même 

 diamètre que la tige thermométrique. Ce tube que nous avons appelé com- 

 pensateur ('), est fermé à l'une de ses extrémités; il est fixé au moyen de 

 mastic à un robinet à trois voies qui permet de le mettre successivement en 

 communication avec l'air extérieur et avec la trompe de Sprengel. On ferme 

 le robinet du compensateur en même temps que celui du réservoir thermo- 

 métrique, et, après l'épuisement de l'azote contenu dans ce dernier, on déter- 

 mine, eu suivant le même ordre d'opérations, le volume, ramené à 0° et à 

 760™'", du gaz contenu dans le compensateur, et par conséquent le volume 

 de l'espace nuisible. En retranchant ce volume de celui du gaz extrait du 

 réservoir thermométrique, on obtientexactementlaquantitéd'azotequi était 

 restée dansle thermomètre àla température obtenue. Avec tous ces nombres, 



1 . 1 r I • • 1 /•!- iT VJl-i-ix) II 



uitroduits dans une formule très simple 1 - ), \ =^ X ->-> on a tout 



•^ ^ ■ 1-1- ax 'JDO 



(') Nous avons déjà fait reniartiuer [Comptes rem/us de l'Académie di:s Sciences, t. LIX, 

 p. 166) (jue le principe de cette méthode se trouvait dans un appareil décrit par M. Hervé 

 iManyon ( Annuaire de la Société météorologique, t. XI, p. l3g). 



{ = ) Vu est le volume du réservoir, c'est-à-dire le volume de l'air pompé dans l'appareil 

 entier moins l'air pompé dans le compensateur, le tout supposé à 0° tt à ■jôo""". V est le 

 volume de l'air resté dans le réservoir à la température a; et à la pression extérieure H, 

 c'est-à-dire le volume de l'air pompé dans le réservoir à la température x moins le volume 

 puisé dans le compensateur, le tout ramené à 0° et sous ■jôo"""; k est la somme des coeffi- 

 cients de la dilatation normale et de la dilatation permanente que nous avons établie 

 [Comptes rendus, t. LIX, p. 169). 



G. R., i!-So i" Semestre. (T. XC, N" 13.) 9 ^ 



