( 73o) 

 ce qu'il faut pour calculer avec une exactitude 1res grande la température à 

 déterminer. 



» Nous ferons seulement remarquer que la détermination de la tempé- 

 rature et de la pression des gaz recueillis successivement dans le tube gradué 

 doit être faite avec la plus grande exactitude. Toutes les précautions néces- 

 saires pour fixer ces nombres doivent être prises avec minutie, en suivant 

 les méthodes les plus exactes indiquées par Reguault. On doit aussi, entre 

 le thermomètre et le compensateur d'une part et la trompe de Sprengel de 

 l'autre, adopter un mode de liaison tel, que le volume de l'espace nuisible 

 dans le thermomètre soit parfaitement égal au volume du compensateur. Il 

 y a bien des moyens de satisfaire à cette condition, et il serait inutile de les 

 décrire ici. 



» Dans un Mémoire que nous publierons dans les Jnnales de l'Ecole Nor- 

 male supérieure, nous donnerons le dessin de l'appareil avec les dispositions 

 que nous avons adoptées; mais nous pensons que cette description som- 

 maire suffira parfaitement pour faire comprendre le dispositif de cet appareil 

 aux savants initiés à ces questions ( ' j. » 



M. le Secrétaire perpétuel annonce à l'Académie la perte douloureuse 

 qu'elle a faite dans la personne de M. W.-Ph. Scliimper, Correspondant de 

 la Section de Botanique, décédé à Strasbourg le 20 mars 1880. 



aiEMOIRES LUS. 



M. Ar. Ddmont donne lecture d'une « Note sur le canal d'irrigation du 

 Rhône ». 



(Commissaires: MM. Boussingault, P. Thenard, Phillips, Rolland, Lalanne.) 



(') Nous devons dire seulement que la trompe de Sprengel doit être construite sans 

 l'emploi de caoutchouc et que le tube vertical qui sert de trompe doit, dans les parties où 

 le choc du mercure contre le mercure s'effectue, être muni d'un lubeen acier ou en platine 

 pour protéger le verre contre l'effet du marteau d'eau. La nécessité absolue de cette dernière 

 disposition sera expliquée dans un Mémoire que l'un de nous publiera avec M. Mascart. 



