( 9'7 ) 

 » Un mouvement quelconque pouvant être considéré comme la résultante 

 de deux mouvements de rotation, cet appareil permet, grâce à l'adjonction 

 d'un mécanisme simple, de transmettre à distance un mouvement de gran- 

 deur et de direction quelconques, et par suite le dessin ou l'écriture. » 



PHYSIQUE. — Mesure des forces électromotrices thermo-électriques au contact 

 d'un métal et d'un liquide. Note de M. E. Bocty, présentée par M. Jamin. 



« I. J'ai mesuré les forces électromotrices développées quand deux lames 

 métalliques de même nature plongent dans deux portions d'un même 

 liquide, maintenues à des températures différentes ('). A cet effet, j'emploie 

 une méthode d'opposition consistant à compenser la force électromotrice 

 à mesurer par une dérivation variable prise sur un circuit de résistance 

 totale connue, traversé par le courant d'un élément Daniell. La déri- 

 vation comprend : i° l'appareil thermo-électrique formé de deux tubes à 

 expérience contenant le liquide et les lames-, ces tubes sont réunis par un 

 long siphon capillaire et plongent l'un dans un bain d'eau froide, l'autre 

 dans un bain-marie dont on fait varier la température à volonté; 2° un 

 électromètre de M. Lippmann sensible à 777^:513 de daniell et que l'on 

 ramène au zéro, dans chaque expérience, en réglant convenablement la 

 dérivation. Deux thermomètres sensibles donnent la température des 

 électrodes, et un calcul facile fournit la valeur de la force électromotrice 

 thermo-électrique en fraction de daniell. L'emploi de l'électromètre évite 

 le passage du courant dans la dérivation et la polarisation des lames, qui 

 en serait la conséquence. 



)) En général, les deux lames ne sont pas complètement identiques, et 

 l'on observe une très petite force électromotrice dans un sens ou dans 

 l'autre quand les deux bains sont à la même température; mais, dès qu'une 

 différence de température s'établit, la force électromotrice varie, en géné- 

 ral, très régulièrement; elle revient à sa valeur primitive quand la tempé- 

 rature redevient la même de part et d'autre. Pour prévenir de graves irré- 

 gularités, il est nécessaire que les liqueurs aient été préparées avec de 

 l'eau distillée bien privée d'air par une ébullition récente; on doit aussi 

 s'abstenir d'élever la température au-dessus de 5o° ou 60° et attendre, pour 

 faire une mesure, que le mercure de l'électromètre se maintienne à un 



(') Divers physiciens, entre autres MM. Pacinotti, Becquerel et Bleekrode ont mesuré 

 dans des cas particuliers, tels que celui du sulfate de cuivre, la force électroraotrice thermo- 

 électrique correspondant à une différence de température de 100°. Voir pour cet historique 

 le Journalde Physique théorique et appliquée, T. VIII, p. 343 et 344; 1879. 



