( 920 ) 



fate de protoxyde de fer commercial non purifié se comporte à peu près 

 comme un sel de peroxyde ('). » 



PHYSIQUE. — Sur une pompe automatique à mercure. 

 Note de M. G. Couttolenc. 



« L'appareil que j'ai l'honneur de soumettre à l'Académie est une pompe 

 à mercure fonctionnant à la façon habituelle, mais n'ayant pas de ro- 

 binets; elle peut, en outre, marcher automatiquement et indéfiniment avec 

 la même quantité de mercure. 



» Cette pompe n'est destinée qu'à terminer le vide; aussi ne marche- 

 t-elle que sous une pression de 4o™'" ou 60""" de mercure au plus; 

 comme on le voit, une trompe à eau suffit pour commencer le vide, pourvu 

 qu'elle soit réunie à l'appareil par un tube desséchant. 



M Voici la description de cette pompe. Un réservoir mobile est relié à un 

 tube vertical de o™, 80 environ. (Ce réservoir n'a besoin de se mouvoir que 

 dans une limite de o™,3o environ.) A la partie supérieure du tube en verre 

 se trouve d'abord une soudure latérale munie d'une soupape (très simple 

 de construction), dont on verra l'utilité plus loin. Immédiatement au- 

 dessus de cette soudure est fixé, par un mastiquage, un tube d'un moindre 

 diamètre plongeant dans le premier (de o'^jaS environ). Sur ce deuxième 

 tube est soudé un réservoir corps de pompe d'une forme convenable, et à 

 la partie inférieure de celui-ci un tube de o™,oo2 de diamètre, qui après un 

 coude s'élève verticalement, dépasse de quelques centimètres le réservoir, 

 est renflé à cette place et conduit enfin au récipient à épuiser. La partie 

 supérieure du réservoir corps de pompe se termine par un tube de verre 

 assez fin [--a. f de millimètre de diamètre intérieur), redescendant parallè- 

 lement au réservoir après un double coude, et plongeant dans une petite 

 cuvette qui est fixée après lui. 



» L'extrémité de ce tube et la cuvette sont entrées et mastiquées dans un 

 réservoir en verre qui communique d'une part avec la trompe à eau et 

 d'autre part avec la soupape dont il a été question tout d'abord. 



» Ainsi installé, cet appareil fonctionne de la façon suivante. Le gaz de 

 l'instrument une fois raréfié par la trompe à eau, le mercure s'est élevé 

 dans le tube vertical suffisamment pour isoler les deux tubes concentriques. 



(') Ce travail a été exécuté au Laboratoire des recherches physiques, à ia Sorboniie. 



