( 990 ) 

 pour modifier l'état des surfaces et pour produire des dégagements de 

 chaleur parasites qu'il est impossible de calculer exactement (' ). » 



ÉLECTRICITÉ. — Mesure de la différence de potentiel de deux métaux en contact. 

 Note de M. H. Pellat, présentée par M. Jamin. 



« La méthode que l'auteur a employée pour mesurer la différence de 

 potentiel que présentent deux métaux dissemblables en contact est toute 

 nouvelle et permet d'atteindre une précision plus grande que celles em- 

 ployées jusqu'ici dans ce but (^). C'est une méthode de compensation dont 

 voici le principe : Si deux métaux A et B sont reliés par un fil métallique, 

 ils prennent la même dijférence de potentiel [a) que s'ils étaient mis directe- 

 ment en contact ('). Coupons le fil en un point et introduisons entre les 

 deux extrémités, précédenmient réunies, une différence de potentiel [e] va- 

 riable à volonté par degrés continus et constamment connue: la différence 

 de potentiel des deux métaux deviendra (n + e). Faisons varier (e) jusqu'à 

 ce que a + e ^ o : on aura alors a — — e. 



» Pour obtenir une différence de potentiel variable et connue, on fait 

 passer un courant constant dans le fil d'un rhéostat de Pouiilet ; entre le 

 zéro et le curseur existe une différence de potentiel proportionnelle à la 

 distance de celui-ci au zéro, donnée, par conséquent, par la lecliu'e de la 

 position du curseur surla règle graduée : on s'arrange pour qu'à looo divi- 

 sions corresponde la différence de potentiel existant entre les deux pôles 

 de l'étalon de force électromotrice (élément Latimer-Clark, i''°,457). Le 

 zéro du rhéostat communique avec l'un des deux métaux, le curseur avec 

 l'autre. 



» Pour constater l'égalité de potentiel entre les deux métaux, ceux-c' 

 constituent les deux plateaux d'un condensateur à lame d'air (ou d'un gaz 

 quelconque): tant que les deux plateaux ne seront pas au même potentiel, 

 ils se chargeront d'électricités contraires, et, si après avoir isolé l'un d'eux 

 on les écarte, un électroscope sensible (électromètre de M. Hanke!) com- 



(') Ce travail a étô exéculô au laboraloire des recherches physiques, à la Sorbonne. 



( = ) Par MM. Kohlrausch, Hankel, Gerland, W. Tlioiiison, Ayrion et Perry, Exner. 



(') Proposition évidente si le fd conjonctif est de même nature que l'un des deux mé- 

 taux et qui subsiste encore rigoureusement quand même le fiLest de nature différente, en 

 vertu de la deuxième loi de Volta, fondée sur l'impossibilité d'obtenir un courant dans une 

 chaîne entièrement métallique à la même température. 



