( î346 ) 

 » La démonstration de cette règle exige quelques développements qui 

 sont trop longs pour trouver leur place dans les Comptes rendus. » 



PHYSIQUE. — Mesure directe de la résistance intérieure des machines magnéto- 

 électriques en mouvement. Note de M. G. Cabanellas, présentée par 

 M. du Moncel. 



« Le but de la présente Cjommunication est d'appeler l'attention des 

 expérimentateurs sur un moyen simple qui m'a très bien réussi pour me- 

 surer expérimentalement les résistances intérieures dynamiques dans 

 l'étude des diverses machines électrodynamiques. Soit, par exemple, une 

 machine ordinaire de Gramme à deux balais. Je me proposais de me- 

 surer, entre les deux balais, la résistance de l'anneau en marche; j'ai pensé 

 a priori (et la suite le justifie d'ailleurs) que la résistance du fil des 

 électros inducteurs devait se conduire comme une véritable résistance exté- 

 rieure, indépendante de la résistance dynamique de l'anneau et de ses 

 variables, qui sont foncfion de l'allure de l'anneau mobile. La difficulté 

 consistait à s'isoler de toutes les inductions de causes multiples qui déve- 

 loppent des forces éleclromotrices dans le fil de l'anneau, effets tendant à 

 troubler les mesures, au point de rendre impossibles celles prises au pont 

 de Wheatstone par exemple. 



» On peut éviter l'induction des électros et des flasques métalliques de 

 la machine, en faisant tourner l'anneau établi soigneusement avec ses 

 balais sur des montants en bois; mais il reste toujours l'induction de 

 l'aimant terrestre, plus ou moins effective, suivant l'orientation du plan 

 de rotation. J'ai fait disparaître la difficulté en opposant l'un à l'autre les 

 effets d'induction terrestre produitssur deux anneaux de Gramme identiques, 

 mobiles dans les mêmes conditions, leurs axes disposés parallèlement à la 

 suite l'un de l'autre. Dans cette donnée, les deux forces électromolrices se 

 détruisaient complètement, et, grâce à ce dispositif exécuté dans les ateliers 

 de la maison Sautter, Lemonnier et G", avec son bienveillant concours, 

 j'ai pu, avec l'aide de M. Sacquet, ingénieur électricien de la maison, 

 prendre un certain nombre de mesures de la double résistance de l'anneau 

 en marche. Que l'anneau fût immobile ou tournant, j'en faisais le qua- 

 trième côté d'un parallélogramme de Wheatstone, constitué par l'instru- 

 ment que Siemens appelle le galvanomètre universel. 



» Il est à remarquer que l'identité des deux anneaux n'est pas indispen- 



