( i486 ) 

 bec d'un chalumeau, mais non refroidis instantanément. On a trouvé la 

 composition suivante : 



Acide carl'onique 5 ,o 



Oxyde de carbone 9,5 



Oxygène o,5 (peut-être accidentel) 



Azote 85,0 (par différence) 



100, G 



» Le gaz aspiré et refroidi n'est plus ni combustible ni comburant ; la 

 flamme est, du reste, réductrice au centre et ondoyante sur les bords. Je 

 me propose de continuer cette étude en me servant du procédé employé 

 par M. Sainte-Claire Deville dans l'étude de la flamme fournie par le mé- 

 lange d'oxyde de carbone et d'oxygène. 



» C'était surtout dans le but d'obtenir une lampe monochromalique 

 plus intense que celles qu'on emploie, en particulier avec les sacchari- 

 mèlres, que je m'étais occupé de perfectionner la lampe de Bunsen. En pla- 

 çant dans la flamme de la lampe que j'ai fait construire une perle de chlo- 

 rure de sodium, on obtient une flamme monochromatique très pure et 

 très intense. Comparée, avec un photomètre Foucault, à la flamme de la 

 lampe de M. Duboscq qui accompagne le saccharimètre à pénombre, cette 

 flamme s'est montrée en moyenne quatre fois plus intense. Du reste, ce 

 qui montre que la flamme est saturée de vapeurs de sodium, c'est que deux 

 perles placées l'une derrière l'autre ne donnent pas plus d'intensité qu'une 

 seule. Enfin, en prenant une très petite lampe du même modèle, j'ai pu 

 l'alimenter avec de l'hydrogène. La flamme est assez éclatante pour éclai- 

 rer toute une pièce et permettre délire à plusieurs mètres de la lampe. Au 

 photomètre, suivant la dépense en hydrogène, relativement à la même 

 lampe Duboscq, l'intensité a varié de lo à 20, quoique la flamme de 

 l'hydrogène fût de beaucoup la plus petite. La lampe que j'ai employée 

 est encore beaucoup trop grande pour les emplois habituels de la lumière 

 monochromatique ; une lampe consommant 5o''' à l'heure serait largement 

 suffisante pour la saccharimétrie. Avec une plus forte lampe, on projette 

 facilement la raie du sodium et le renversement de la raie D du spectre 

 solaire. 



» En se servant de l'appareil continu pour la production de l'hydrogène 

 de MM. Devdle et Debray, il sera donc facile de se procurer une lampe 

 monochromatique dans les usines où il n'y a pas de gaz d'éclairage ; et 

 même je conseillerai l'emploi de l'hydrogène pour la saccharimétrie et la 



