( i5o6 



CHALEUR RAYONNANTE. — Recherches sur la détermination des longueurs 

 d'onde des rayons calorificjues à basse température. Note de MM. P.Desains 

 et P. Curie. 



« Dansune série de recherches récentes, M. Mouton a fait connaître une 

 méthode par laquelle on peut déterminer avec beaucoup de précision les 

 longueurs d'onde des rayons calorifiques obscurs, et il a étudié lesrel.tions 

 qui existent entre ces longueurs d'onde et les indices de la réfraction que 

 les rayons qu'elles caractérisent éprouvent à travers différentes substances, 

 le flint, le crown et le sel gemme. 



» La méthode suivie par M. Mouton suppose que les rayons sont trans- 

 mis à travers des polariseurs et des analyseurs, et jusqu'ici les seuls polari- 

 seurs ou analyseurs qui aient paru propres à ses expériences ne sont en 

 aucune façon perméables à la chaleur venant de sources qui n'ont pas une 

 très haute température. 



» Dans ce cas spécial nous avons cherché à résoudre le problème par un ^ 

 emploi convenable des réseaux de Fraunhofer, et nous demandons à l'Aca- 

 démie la permission de lui soumettre nos résultats. 



» Le réseau que nous avons le plus souvent employé était une nappe de 

 fils métalliques de ^ de millimètre de diamètre. Ils étaient tendus paral- 

 lèlement entre eux sur np cadre résistant et à des distances sensiblement 

 égales aussi à | de millimètre, de telle sorte que l'élément optique du ré- 

 seau avait une longueur égale à ^ de millimètre, ou plutôt, d'après l'obser- 

 vation directe, à o°"", aSa. Étudié optiquement, ce réseau a laissé peu de 

 chose à désirer, et, en l'employant à déterminer la longueur d'onde de la 

 lumière du sodium, nous avons obtenu les résultats ordinaires. 



» Pour opérer avec ce réseau, nous le placions à o™, 5o environ d'une 

 fente par laquelle passait un rayon de chaleur obscure, sensiblement homo- 

 gène, dont la direction était perpendiculaire à celle du réseau. Immédia- 

 tement contre celui-ci et du côté de la fente était une lentille de sel gemme 

 d'environ o™, aS de foyer. L'image calorifique de la fente se faisait de 

 l'autre côté de la lentille, à une distance voisine de o™, 5o, et dont la va- 

 leur rigoureuse était calculée d'après la connaissance des indices des 

 rayons employés. 



» En ce point et perpendiculairement au rayon central, on plaçait une 

 règle divisée, le long de laquelle pouvait se mouvoir une pile thermo-élec- 



