{ i5i6 ) 



» Depuis cette époque, un premier perfectionnement a été apporté 

 à l'appareil : le manchon a été muni de galets et les erreurs d'isochronisme 

 ont été réduites de plus de moitié [Bulletin de la Société d'encouragement, 

 1875-76). Jusque-là, on n'avait pu produire que des résultats isolés, et 

 l'on n'était pas fondé à affirmer que le degré de précision obtenu se main- 

 tiendrait dans une fabrication courante. 



» Nous sommes heureux de pouvoir être aujourd'hui plus affirmatif sur 

 ce point et d'avoir à signaler un progrès considérable dans le degré de pré- 

 cision réalisé. Ce progrès est dû à un simple perfectionnement dans la con- 

 struction du régulateur et à des améliorations dans l'établissement du cy- 

 lindre enregistreur des vitesses de rotation. 



» Ne prévoyant pas, à l'origine, le degré de précision qu'il serait pos- 

 sible d'atteindre, on n'avait pas adapté de galets au manchon; le succès de 

 l'emploi ultérieur de ces organes a fait espérer qu'en adaptant des contre- 

 pivots aux axes des articulations, on augmenterait encore la précision. Ce 

 perfectionnement est le seul que nos régulateurs aient reçu depuis 1875 : 

 l'expérience en a pleinement démontré l'efficacité, dès que l'appareil enre- 

 gistreur a pu recevoir, de son côté, des perfectionnements qui ont permis 

 d'effectuer plus exactement l'opération du réglage. 



» Ainsi que nous l'avons exposé, la théorie du nouveau régulateur est 

 rigoureuse, et l'opération du réglage a pour objet de parer aux effets des 

 inexactitudes inévitables dans la construction et la détermination des den- 

 sités des métaux et alliages employés. Les données du calcul relatif au 

 réglage sont les vitesses de rotation , fournies par le cylindre enregistreur et 

 les écarts angulaires correspondants des tiges oscillantes, par rapport à l'axe 

 central du régulateur; l'exactitude des résultats du calcid est ainsi subor- 

 donnée à l'exactitude des indications du cylindre enregistreur. 



" Tout récemment, M. Breguet a été chargé, par l'Observatoire de Lis- 

 bonne, de la construction de trois appareils pour la détermination des 

 équations personnelles, lesquels comprennent, chacun, un régulateur à 

 deux ailettes et un cylindre enregistreur. Eu cette circonstance, M. Breguet 

 a pu donner tous ses soins au fonctionnement exact de ces appareils. 



« Les résultats ayant paru de nature à intéresser l'Académie, nous nous 

 empressons de les mettre sous les yeux de nos confrères. 



» Le Tableau suivant présente les écarts de la durée d'un tour du cy- 



