( 7 ) 



» La seule méthode connue jusqu'ici pour résoudre cette question est 

 d'un emploi très compliqué; elle exige l'installation de piliers et de colli- 

 mateurs spéciaux : aussi n'a-t-elle été essayée qu'exceptionnellement dans 

 un observatoire ou deux. £nBn, avec le même appareil, on a encore pu 

 entreprendre avec succès un troisième problème, l'évaluation de la flexion 

 de l'axe de rotation lui-même pendant le mouvement de la lunette, ques- 

 tion pour l'élude de laquelle on n'avait jusqu'ici aucun moyen d'expéri- 

 mentation. 



H Cet exposé suffit à montrer que le nouvel appareil permet d'aborder 

 et de résoudre un ensemble de questions très diverses, qui toutes possèdent 

 une importance considérable. 



," Plusieurs astronomes ont émis quelques doutes sur la possibilité de la 

 réalisation de cet appareil, dont la partie la plus essentielle consiste en un 

 petit disque de verre deo'", o3 à o'",o8, qui doit reproduire siinultnnément 

 trois images dans l'oculaire : i" par réflexion, l'image des fils du réticule 

 lui-même; 2" celle d'une division tracée sur l'objectif; 3° l'image d'une des 

 divisions d'une plaque insérée dans le tourillon. Aujourd'hui toute incer- 

 titude a disparu, et l'exécution, bien que délicate, n'offre même pas de 

 bien grandes difficultés. 



» La confection de la lentille, confiée à MM. Paul et Prosper H enry,a 

 répondu à toutes les exigences du problème, et plusieurs de nos confrères 

 ont pu s'assurer que les images obtenues sont d'une netteté parfaite et que 

 les pointés peuvent être effectués avec la plus haute exactitude. 



» La première application a été faite au grand cercle méridien, mais 

 l'installation, comme cela arrive souvent au début de toute expérience, 

 n'était pas des plus simples ni des plus favoiables. L'appareil pèse 8^^ et 

 se trouve suspendu au milieu d'un cube central par des tiges métalliques 

 d'environ o^j^S, qui servent, dans les conditions ordinaires, à supporter 

 les pièces d'éclairage. La plus grande partie de l'appareil portait à faux, 

 dans la direction de l'est à l'ouest, et l'appareil, en vertu de son poids, 

 éprouvait un mouvement tournant qui ne pourrait pas se produire dans 

 les conditions normales; mais cette installation défectueuse fait encore 

 mieux ressortir l'exactitude du procédé. 



)> Pour étudier les variations des images produites par la pesanteur de 

 l'appareil, on a employé le procédé suivant. 



» On étudie d'abord les images avec l'appareil tel qu'il est; puis, comme 

 il 3 une forme tout à fait symétrique, on adapte des poids à ses parois en 



