( 1^2) 



nies immédiatement et sans calcul par réiecfromètre, si on l'a gradué en 

 volts au moyen d'une pile de Daniell. Un électromètre donnera donc la 

 mesure de l'intensité, et deux électromètres combinés celle de l'énergie 

 consommée. 



» Si, au lieu d'un courant continu, on a affaire à des courants alter- 

 natifs se succédant à intervalles petits relativement à la durée de l'oscilla- 

 tion de l'aiguille, celle-ci, entraînée toujours dans le même sens, quel que 

 soit le signe du courant, prend une déviation fixe proportionnelle à la 

 moyenne des valeurs successives du carré de V, — Va. C'est cette même 

 moyenne que donneraient, dans les mêmes circonstances, abstraction faite 

 des difficultés très graves que présente leur emploi, les méthodes calori- 

 métriques ou l'électrodynamomètre ('). 



)) La connaissance de cette moyenne suffit pour la pratique, mais il était 

 intéressant de connaître la loi de l'intensité : je l'ai déterminée pour une 

 machine Siemens à courants alternatifs. 



» Le principe de la méthode consiste à diviser la période en un certain 

 nombre de parties égales, vingt par exemple, correspondant, je suppose, à 

 des intervalles de ^-ô'ôir ^^ seconde, et à mesurer l'intensité à chacun de ces 

 instants. Je me sers à cet effet d'un interrupteur monté sur l'arbre même 

 de la machine et qui ferme à un moment déterminé et pendant un temps 

 très court, âTurôrr ^^ seconde environ, une dérivation prise sur le circuit 

 principal. On peut mesurer cette intensité par l'électromètre, mais on peut 

 aussi employer le galvanomètre, puisque les contacts successifs corres- 

 pondent toujours à une même phase du courant; dans ce dernier cas, j'em- 

 ploie une méthode de compensation susceptible d'une grande exactitude. 

 J'ajoute qu'une espèce de phénakisticope monté sur le même arbre permet 

 de voir l'arc au même instant et pendant le même temps, et d'étudier opti- 

 quement la succession des phénomènes dont il est le siège pendant le cours 

 d'une période. 



)) L'expérience m'a donné pour l'intensité une courbe qui se confond 

 presque rigoureusement avec une sinusoïde; sauf une très légère dissymé- 



( ' ) Pour faire brûler une bougie Jablochkoff dans les conditions normales correspondant 

 à une intensité de 5o becs Carcel, il faut un courant d'intensité moyenne, égale à 8'*'°'"" ou 

 gwohers. ]^ bougie s'éteint quand l'intensité tombe au-dessous de S^'^'^". La différence 

 de potentiel entre les deux charbons est de4o'°"' environ. Le travail correspondant à une 



bougie normale est donc environ de ^t soit 32^^"" par seconde. 



9'° 



