( '64 ) 

 bons est due pour la plus grande partie à une force électromotrice indé- 

 pendante de l'intensité et qu'on peut évaluer à 3o■^°"^ Les choses se passent 

 entre les deux charbons comme entre les deux électrodes d'un voltamètre : 

 ils'étabht, par un phénomène de polarisation dont je réserve l'explication, 

 une chute fixe de potentiel, et, à partir de ce moment, le travail produit 

 dépend uniquement de la quantité d'électricité qui passe et lui est propor- 

 tionnel. J'ajouterai que, si l'arc est produit dans un champ magnétique 

 soumis aux mêmes variations périodiques que le courant, la chute de po- 

 tentiel entre les deux charbons prend une valeur plus'grande que dans les 

 conditions ordinaires et croissant avec l'intensité du champ. Je me con- 

 tente de signaler ce dernier fait, sans insister sur son explication. » 



PHYSIQUE. — Sur un nouveau thermomètre à air. Note de M. A. Witz, 

 présentée par M. Desains. 



« L'emploi du thermomètre à air est resté limité aux grandes recherches; 

 il serait avantageux d'inti'oduire dans la pratique journalière des labora- 

 toires cet instrument, le plus exact de tous, qui joint à une exquise sen- 

 sibilité celte autre qualité si précieuse de se mettre instantanément en 

 équilibre avec le milieu dans lequel il est placé. Pour atteindre ce but, il 

 faudrait simplifier sa construction, faciliter son maniement et rendre ses 

 indications indépendantes de la pression atmosphérique : de la sorte, 

 l'observateur serait dispensé de tout calcul, et la température pourrait être 

 lue directement. M. de Jolly, professeur à l'Université de Munich, s'était 

 déjà proposé ce résultat; mais son thermomètre est encombrant, peu ma- 

 niable, et il exige encore un calcul pour déduire la température de l'ob- 

 servation des pressions. J'ai adopté une disposition toute différente, beau- 

 coup plus simple et moins coûteuse; je la crois neuve. 



)) C'est une sorte de thermomètre de Leslie, dont une des boules d'air 

 est maintenue à une température constante; les indications de l'instrument 

 sont dès lors absolues, et l'on peut graduer en degrés le tube dans lequel 

 se déplace le liquide. 



» Il s'agissait de trouver un régulateur thermique qui fût capable de 

 conserver l'air de cette boule à une température fixe; c'était la plus grosse 

 ditficulté du problème : elle a été résolue de la manière suivante. Un fil 

 de platiiie très fin est enroulé en hélice et introduit dans l'enceinte; il fait 

 partie d'un circuit, qui est fermé par une colonne mercurielle, mobile dans 



