( i65) 

 la partie recourbée d'un thermomètre à alcool analogue à celui de Six et 

 Bellani, et dont les positions dépendent de la dilatation de l'alcool du 

 réservoir et partant de la température de l'enceinte. Une des extrémités 

 de la colonne de mercure est toujours en contact avec le fil de platine; 

 l'autre, au contraire, ouvre ou ferme le circuit en reculant ou bien en 

 avançant. Au moment où la température s'abaisse en dessous d'un point 

 déterminé, le circuit se ferme, le courant passe et le fil s'échauffe, puis la 

 température se relève et le courant est de nouveau interrompu, La tempé- 

 rature fixe du régulateur dépassant de lo" environ celle de l'air extérieur, 

 il y a antagonisme continuel entre l'action extérieure et celle du régula- 

 teur; il en résulte une oscillation de la température dont l'amplitude ne 

 dépasse pas o°, r. La constance est donc parfaite, à la condition toutefois 

 de posséder une source d'électricité qui ne se polarise pas. 



» La difficulté du problème me parut d'abord reculée et non résolue, 

 car aucune pile ne résistait à l'épreuve d'une semaine et le régulateur 

 succombait dans la lutte contre le refroidissement; mais je trouvai dans 

 la pile de Poggendorff, montée au bichromate de potasse, une tension, 

 une quantité et une constance parfaitement appropriées au but. En ayant 

 soin de renouveler tous les jours une petite partie de l'eau acidulée, 

 devenue verte par le sulfate de chrome, et d'ajouter un cristal de bichro- 

 mate dans le vase poreux, deux petits éléments, assemblés en quantité, 

 maintiennent le régulateur à 29°, 5 pendant une série de jours dont je ne 

 connais pas encore la limite. 



» Telles sont les grandes lignes de ce nouveau thermomètre. La lecture 

 se fait sur une portion de tube inclinée d'environ i5° sur l'horizon; le 

 liquide manométrique est l'huile d'amandes colorée par l'orcanette. Le 

 thermomètre est, par suite, très sensible, et le degré correspond à une 

 longueur de o™,020 à o™,o3o; l'instrument est, d'autre part, peu en- 

 combrant, et il peut servir de thermographe, en employant la Photographie 

 pour enregistrer les mouvements du liquide. Les formes diverses qu'on 

 peut donner à la boule thermoscopique rendent ce thermomètre propre 

 à tous les usages, et en particulier à l'observation des températures en 

 Physiologie et en Médecine; l'emploi d'un tube capillaire d'argent recuit 

 permet d'explorer les parties les plus difficilement accessibles. 



» Ce thermomètre devient un baromètre si l'on supprime la boule 

 thermoscopique : le liquide se meut alors sous l'action de la pression 

 extérieure, et l'on peut inscrire automatiquement la pression baromé- 

 trique. On peut donc l'appeler un iliermobarographe . » 



