( i89) 

 cyanhydriqiie, des principaux carbures gazeux, de l'éther méthylique et 

 des alcalis organiques (ce Recueil, t. XC, ■ySt, ^^83, iil\o; l. XCI, 79, i3q). 

 » 'Lnfuj. I représente la bombe calorimétrique qui a servi à la plupart 

 de mes mesures. Sa capacité est de 21 8*^'"; sa valeur en eau de Si^'. Elle est 

 formée d'un récipient B'B' et d'un couvercle BB [ficj. 2), assemblés par un 



pas de vis muni d'oreilles OO ; tous deux en tôle d'acier épaisse de 2""", 5. 

 Ils ont été recouverts à l'intérieur, par la galvanoplastie, d'une très épaisse 

 couche d'or, pesant 22^'' environ, laquelle a résisté à toutes les détonations. 

 Le couvercle porte latéralement un ajutage d'ivoire isolant /, traversé par 

 un fil de platine J/, par lequel on fait passer l'étincelle électrique. Les gaz 

 sont introduits et extraits avec le concours d'une pompe à mercure, com- 

 binée avec un appareil analogue à l'eudiomètre Reguault, mais d'une plus 

 grande capacité : on procède à cette introduction par un orifice p, obturé 

 à volonté par la visVV, munie d'une tète C et d'un canal RR'. 



» La ficj. 3 montre la bombe calorimétrique en place, au sein du ca- 

 lorimètre, avec ses supports et les robinets de verre à trois voies, destinés 

 à sa manœuvre ('). 



M. Golaz a aussi construit pour moi un autre appareil d'une forme ana- 

 logue, doublé intérieurement avec ime feuille de platine épaisse ; la vis et 

 le tube qu'elle traverse sont entièrement en platine, ce qui permet d'y faire 

 passer du chlore, des gaz sulfurés ou des gaz acides. La construction de 

 cette vis de platine est un vrai chef-d'œuvre d'exécution. 



)) Donnons le dessin de cet appareil complet [fig. t\). ].ajig. 5 représente 

 le récipient séparé; la fig. 6, le couvercle muni de sa vis obturatrice; la 

 fig. 7, la pièce de serrage FF du couvercle; enfin lafig. 8, l'écrou auxi- 



^ ' ) Le thermomètre a été figuré, par erreur, en dehors du calorimètre, au lieu du dedans. 



