( 19» ) 

 liaire R, pourvu de deux goupilles d , a', destiné à serrer la pièce précé- 

 dente. Cet écrou ne fait pas partie de l'appareil immergé dans le calorimètre. 



Fis. 3. 



Bombe suspendue dans le calorimètre. 



» Ce second appareil a une capacité intérieure égale à 258*^" ; il renferme 

 662S'' de platine et A'Q^"^ d'acier et vaut, en eau : 70^', 4- 



)) J'en ai combiné les dimensions, de façon à le faire fonctionner dans 

 mon calorimètre de 1'", renfermant Soo»"^ d'eau. 



1) Plus de 120 détonations ont été effectuées dans ces instruments, grâce 

 au concours dévoué et au zèle scientifique de M. Ogier; je dois l'en remer- 

 cier ici publiquement. Aucun accident ne s'est produit au sein des instru- 

 ments eux-mêmes, malgré la grandeur des pressions subites développées 

 pendant les détonations. 



M Je dois cependant prévenir les opérateurs que nous avons observé 

 deux fois l'explosion spontanée des mélanges g azeux^ pendant qu'on les agilait 



