( a'9 ) 



ASTRONOMIE. — Sitr une méthode d'autocollimation directe des objectifs 

 et son application à la mesure des indices de réfraction des verres qui les 

 composent. Note de M. Ad. Martin. 



« On sait que, si l'on place un point lumineux au foyer d'un objectif, 

 les rayons qui en émanent, réfractés par ce dernier, sortent parallèles par 

 la surface du crown. Si l'on fait avancer le point lumineux vers l'objeclit 

 et sans s'écarter de son axe optique, les rayons, après les diverses réfrac- 

 tions, divergent d'un foyer conjugué virtuel d'autant plus rapproché que 

 le point lumineux a été plus rapproché lui-même de l'objectif. En conti- 

 nuant à le déplacer dans le même sens, on arrivera à un moment où les 

 rayons émergeront normalement à la surface du crown; supposons cette 

 position du point lumineux atteinte. Il y aura, comme on le sait, partage 

 de la lumière à cette surface; tandis qu'une partie pénétrera dans l'air, le 

 reste se réfléchira dans le verre, et, comme cette réflexion aura lieu aussi 

 normalement à la surface du crown, les rayons reviendront exactement 

 sur eux-mêmes; ils suivront au retour le même chemin qu'à l'aller et re- 

 viendront converger de nouveau à leur point de départ, ou tout auprès si 

 le rayon lumineux était un peu écarté de l'axe. 



» C'est cet état de choses que j'ai pu utiliser pour résoudre quelques pro- 

 blèmes qui se posent dans la construction des objectifs. 



» Le premier est relatif à l'homogénéité des matières que l'on emploie. 



» Les procédés usités couramment poiu' l'examen des verres à l'aide 

 d'une loupe qui sert ou d'instrument grossissant ou d'appareil illumina- 

 teur suffisent à constater certains défauts isolés et d'une étendue limitée; 

 mais il en est d'autres qui leur échappent et qui ont pourtant une grande 

 importance : telle est, par exemple, une certaine constitution gélatineuse 

 ou demi-cristalline que j'ai pu constater dans des verres de toute origine, 

 et en particulier dans le flint anglais qui était destiné à l'objectif de o'^,'j'i5 

 que je construis pour l'Observatoire de Paris. 



» Pour employer notre méthode, on fixera dans un cadre vertical le 

 crown, qui aura été amené à la forme d'une lentille convergente, et l'on 

 installera une source de lumière homogène de petite étendue ,ui point que 

 nous avons désigné plus haut, et que nous appellerons foyer d'autocolli- 

 mation, où les rayons qui ont subi deux réfractions et une réflexion 

 viennent converger de nouveau vers leur point de départ. En plaçant l'œil à 



C. R., 1880, a» Semestre. (T. XCI, N" 4.) 29 



