( 220 ) 



quelques millimètres en arrière de ce point, on verra la surface du verre 

 entièrement illuminée, et l'on découvrira très facilement les défauts d'ho- 

 mogénéité du crown. On les notera, puis on lui adjoindra le flint, qui aura 

 été travaillé de manière que l'ensemble de ces deux verres constitue un 

 objectif aussi sensiblement achromatique que possible. On fera l'auto- 

 coUimalion par la réflexion des rayons sur la surface extérieure du crown, 

 et, plaçant l'œil un peu en arriére du foyer d'autocollimation, on aperce- 

 vra les défauts de l'ensemble des deux verres; on en déduira ceux qu'on 

 sait appartenir au crown et l'on connaîtra ainsi ceux que renferme le flint. 

 En faisant tourner un des verres autour de son axe, on saura, par la per- 

 sistance ou le déplacement de la position où se voient les défauts, si ceux-ci 

 appartiennent au verre 6xe ou à celui qu'on a fait tourner. 



Mesure des indices de réfraction des deux verres qui composent l'objectif, 



» La même méthode convient parfaitement à la mesure des indices de 

 réfraction des verres employés; les résultats obtenus sont exacts à moins 

 d'une unité près du troisième ordre décimal, ce qui est très suffisant pour 

 le calcul définitif des courbures à donner aux objectifs. Elle présente d'ail- 

 leurs cet avantage que les quantités sont mesurées dans des conditions qui 

 sont identiques à celles dans lesquelles elles concourent au résultat défi- 

 nitif. On commencera par mesurer l'indice du crown. Pour cela, on in- 

 stallera une aiguille fine au foyer d'autocollimation. On éclairera avec de 

 la lumière homogène, réfléchie par une petite glace parallèle inclinée der- 

 rière l'aiguille, la partie centrale de la surface du verre; l'aiguille et son 

 image se détacheront sur ce champ lumineux; on s'assurera, à l'aide d'un 

 microscope faible visant à travers la glace parallèle, qu'elles sont bien à la 

 même distance du crown, et l'on mesurera cette distance p avec le plus 

 grand soin. Soient R le rayon de la première surface, R' celui de la surface 

 où a lieu la réflexion normale, e l'épaisseur centrale du crown ; on aura 



p[K + ■&.'— e] 



» En opérant avec les précautions nécessaires, j'ai trouvé, pour le crown 

 d'un objectif de o"',!^ de diamètre que j'ai construit spécialement pour 

 ces études, n = i,522o5; en opérant la collimation sur le même verre 

 retourné et mesurant la nouvelle valeur de /?, j'ai obtenu n = i,5222. 

 Enfin la mesure par le goniomètre sur un prisme fait avec un fragment du 

 même verre m'a donné n = i ,52 1 5. 



