( 221 ) 



>' Cet indice étant connu, on assemble et on centre les deux verres dans 

 leur monture, qu'on rend verticale, le flint tourné vers l'observateur; on 

 place l'aiguille au foyer d'autocollimation, on éclaire le champ comme 

 précédemment, et l'on mesure la distance commune de l'aiguille et de son 

 image à la surface du verre. La connaissance des rayons de courbure 

 du flint, de son épaisseur centrale e' , deys et de P, permet d'obtenir la 

 valeur de l'indice «'• Je l'ai trouvée ainsi égale à 1,619. L'' ui^sure au 

 goniomètre sur un prisme fait avec un fragment de ce flint m'avait donné 

 «'z= j,6igi. La marche qu'on suit ici rend la mesure de n' indépendante 

 de la valeur de n et assure ainsi l'exactitude du résultat. 



» En retournant l'objectif entier et opérant l'autocoUimation sur la sur- 

 face extérieure du flint, mesurant la distance P\ du nouveau foyer au verre, 

 admettant n = 1, 5a2, j'ai trouvé n'= 1,6196. 



» La concordance entre toutes ces déterminations montre que la mé- 

 thode peut suffire à tous les besoins de la préparation et de la construction 

 des objectifs astronomiques. Elle renseigne aussi d'une manière exacte sur 

 l'état de leur achromatisme. En effet, les rayons se présentant norma- 

 lement à la surface extrême de l'objectif, il n'y a pas de réfraction à cette 

 surface, et le retour des rayons aura lieu sans que l'état d'achromatisme 

 soit changé par leur double trajet à travers les verres. Si l'objectif est 

 achromatique pour l'observation par collimation, il le sera mieux encore 

 pour l'observation directe. » 



ASTRONOMIE. — Sur remploi du spliéromètie. Note de M. Ad. Martin. 



« La détermination des indices de réfraction qui a fait l'objet de la pré- 

 cédente Communication suppose la connaissance exacte des rayons de 

 courbure des verres auxquels elle s'applique. Pour l'obtenir, je me sers du 

 sphérométre, qui est d'un emploi commode et sûr ; mais, tel qu'il était con- 

 struit généralement, sa sensibilité n'était pas en rapport avec la limite de 

 ses indications : il pouvait indiquer le dix-millième de millimètre et n'était 

 réellement sensible qu'au cinq-centième. 



» Pour remédier à cet inconvénient, j'ai vu qu'il fallait 1° rendre l'in- 

 strument plus léger tout en lui conservant une rigidité suffisante, 2° abaisser 

 le centre de gravité le plus possible, et surtout 3° amener ce centre de gra- 

 vité dans l'axe de la vis à l'aide d'un contre-poids faisant équilibre à la petite 

 règle qui sert à mesurer le nombre de tours du plateau. 



» Après un premier essai dans cette voie en 1867, ^' ^^' m'avait donné 



