(4.3 ) 



pour litres : « Manuel du service télégraphique, 3' édition, 1880 », et « Los 

 éléments du service télégra|)hiqiie, 8"^ édition, 1880 ». 



PHYSIQUE. — Sur les vnrintioiu (ht coef/iciciit de dilalalioii du verve. 

 Note de M. J.-3I. Cuafts, présentée par M. Friedel. 



« Dans des Communications précédentes, j'ai essayé de compléter les 

 expériences d'antres observateurs et de résumer les théories les plus im- 

 portantes sur les variations des points fixes des thermomètres; mais il reste 

 à discuter la question de la variation du coefficient de dilatation du verre; 

 ce phénomène, qui présente un inconvénient bien plus grave que les va- 

 riations déjà observées des points fixes, paraît avoir échappé jusqu'ici à 

 tous ceux qui se sont occupés du sujet. 



» Si la boule d'un thermomètre se contracte d'une manière permanente 

 toute la colonne de mercure est déplacée sur l'échelle, d'un certain nombre 

 de degrés, et l'on corrige chaque observation de température en déduisant 

 ce chiffre du nombre observé; mais, si le coefficient de dilatation v;irie, l'in- 

 tervalle entre deux points fixes varie en conséquence et la graduation 

 devient inexacte. Des thermomètres chauffés longtemps à 355° ont eu lenr 

 coefficient de dilatation diminué, de sorte que, pendant que le point zéro 

 est monté de t degrés, le point 100 est monté à 100 H- ^ + l' . La Table sui- 

 vante fait voir la valeur de celte variation sur sept thermomètres : 



I. U. III. 



Déplacement du zéro 23,o 24,0 26,0 



Déplacement du point 100. 28,9 24,45 26,85 



Intervalle de o" à 100°. .. . 100,9 'oo,45 100, 85 100, 5 180,7 100,8 100, 5 



» On ne peut pas attribuer une grande exactitude à ces chiffres, parce 

 qu'un système erroné de graduation ou un calibrage défetuenx |)eut influer 

 sur les résultais. On a cherché une preuve plus positive de l'existence de ce 

 phénomène, en laisant des expériences avec un thermomètre à poids. Le 

 coefficient luoyen de dilatation du verre, k, fut déterminé par la méthode 

 de Regnault entre o" et 100", ol entre 0° et 2i6",i/|. Le thermomètre 

 fut alors vidé de mercure, renfermé dans un tube scellé pour le protéger 

 contre la poussière, chauffé dans le soufre bouillant pendant cent heures 

 el refroidi graduellement pendant cinquante heures. La Taille suivante 



