( 4i4 ) 

 donne les valeurs du coefficient moyen de dilatation ha avant le chauffage 

 et k^ après le chauffage : 



o"- loo".. . . /,„= 0,00003788, 0,00002788, 0,00002781, 0,0000277g, 



» ^4= 0,00002743, 0,000027^0, 0,00002740, 0,00002789, 



0°-2l6°,l4. /^a= 0,0000297g, 



1) /-j = o , 000029 1 4. 



» La variation du coefficient observée n'aurait augmenté que d'en- 

 viron o°,28 la valeur de 100° sur l'échelle de ce thermomètre; mais l'effet 

 moins prononcé de la chaleur, dans ce cas, s'explique probablement par 

 le fait que le réservoir de ce thermomètre était formé d'un tube en verre 

 rançais ordinaire, tandis que les thermomètres examinés pUis haut avaient 

 des boules soufflées à la lampe. On remarque que la valeur de la variation 

 du coefficient devient plus considérable pour la plus haute température. 

 » Un plus grand nombre d'observations à des températures différentes 

 permettrait de calculer la loi qui fixe les valeurs de k suivant la formule 



/îj = « + ht^ CL-, 



et il serait intéressant de déterminer si ces valeurs deviennent identiques 

 pour une même espèce de verre après un long chauffage et un refroidisse- 

 ment lent. Cette question aune importance pratique pour la fabrication des 

 thermomètres, parce que, s'd est exact de supposer que les irrégularités 

 dans le coefficient de dilatation d'un verre puissent venir des divers degrés 

 de tension (') produits pendant le soufflage de la boule, et que l'on puisse 

 les faire disparaître par le traitement indiqué dans ces essais, on pourrait 

 revenir à l'idée de Regnault de définir les espèces de verre par leur com- 

 position chimique, de sorte que, en déterminant le coefficient de dilatation 

 propre à chaque espèce, on pourrait déterminer d'avance la marche d'un 

 thermomètre fait avec ce verre. Un verre contenant une forte proportion 

 d'oxyde de plomb serait convenable pour ces études, parce que toutes 

 les recherches de Regnault, aussi bien que les observations que l'on 

 vient de décrire sur la dépression plus faible des points zéro, indiquent 

 l'usage du cristal pour des thermomètres qui doivent servir à des mesures 



( ') L'existence d'un élat de tension dans le verre refroidi brusquement paraît être dé- 

 montrée parles expériences de il. Dufour, qui a trouvé qu'il y a un dégagement de chaleur 

 quand on fait éclater les larmes bataviques. M. Dahlander a observé qu'une tension méca- 

 nique appliquée à un fil métallique augmente son coefficient de dilatation par la chaleur. 



