( 4>.'5 ) 



très exactes de température jusqu'à i 5o°. Ce sont des questions que je n'ai 

 pas essayé de ^poursuivre plus loin; ces recherches ont eu pour but de 

 trouver les moyens pratiques de remédier aux plus graves inconvénients 

 des thermomètres destinés à servir à de hautes températures. 



» L'usage est déjà répandu de thermomètres à éclielle limitée, c'est- 

 à-dire ayant une échelle qui n'indique que les températures entre deux 

 points choisis comme limites, 200° à 3oo° par exemple, et ces thermo- 

 mètres sont les seuls qui doivent être employés dans des expériences exactes 

 à de hautes températures, parce que ce sont les seuls qui permettent 

 de chauffer toute la colonne de mercure. Les thermomètres à échelle 

 limitée que l'on fabrique à Paris ont l'avantage sur les thermomètres alle- 

 mands de donner le point zéro et quelques divisions jusqu'à l\° ou 5°; à 

 partir de là, un réservoir soufflé sur la tige reçoit le mercure correspondant 

 à la partie de la tige que l'on veut supprimer (de 5" à 200° par exemple). 

 On voit facilement qu'un déplacement considérable du point zéro dans 

 un tel thermomètre fait monter le mercure dans le réservoir, et il est très 

 important de rendre la boule incapable de se contracter avant de remplir 

 le thermomètre. Un essai dans cette direction, fait avec un thermomètre en 

 verre ordinaire français et avec un autre en verre de soude allemand très 

 fusible, démontre que l'on peut arriver à un bon résultat en chauffant 

 pendant cent heures dans le soufre bouillant et en refroidissant lentement 

 pendant cinquante heures. Ces thermomètres furent ensuite remplis de 

 mercure, laissés pendant deux mois en repos, et leurs points zéro furent dé- 

 terminés; après ce traitement, on les chauffa pendant quarante-huit heures 

 à 355°, et l'on trouva que les points zéro avait monté de moins de un 

 degré. Il faudrait essayer si une autre opération, plus facile à exécuter 

 dans une fabrique, ne pourrait pas donner des résultats encore meilleurs; 

 on pourrait, par exemple, employer un refroidissement très lent et mettre 

 ime semaine pour faire passer un thermomètre de la chaleur rouge sombre 

 à la température ordinaire. » 



CHIMIE MINÉRALE. — Sur l'acide lungsloliorique. Note de M. D. Klein, 

 présentée par M. Wurtz. 



« Quand on introduit dans une solution d'un tungstate alcalin, main- 

 tenue à l'ébuUition, de l'acide boiique, il ne se produit pas de dépôt d'acide 

 tungstique : il se forme des borates et lui paratungslate. Le tungstate de 



