( 5/,o ) 

 » L'équilibre de température établi, les vapeurs de la constante se dis- 

 tendent, forcent le mercure à monter dans la colonne du manomètre, et leur 

 tension a pour mesure la colonne mercnrielle soulevée, plus la pression at- 

 mosphérique qui pèse sur cette colonne. 



» En appelant cette tension T',on peut formuler T' = P 4- A, ^désignant 

 la hauteur de la colonne mercnrielle soulevée. 

 » Dans ces deux équations 



T = P, 



T' = P + h, 



P et P sont toujours, pour chaque cas particulier, d'ime valeur identique; 

 on n'a donc pas à en tenir compte. 



» Si par une expérimentation préalable la valeur de Ii est déterminée 

 pour chaque combinaison alcoolique, on peut graduer la tige du manomètre 

 de telle sorte que, étant donnée plus tard une combinaison alcoolique in- 

 connue, on la déduira de la valeur de h. 



» La déduction sera directe; il n'y aura à tenir compte ni des pressions 

 ni des températures; chaque liquide, mélange ou combinaison de liquide 

 s'accusera par la comparaison des tensions de ses vapeurs. 



» En opérant de la même façon et variant la constante, on peut détermi- 

 ner de nombreux liquides. 



» Un appareil destiné à comparer des tensions de vapeur est forcément 

 d'une grande sensibilité; c'est surtout la transmission du calorique qu'il 

 est important de régler. Dans ce but, j'ai construit une lampe à double cou- 

 rant d'air et à niveau constant. La chaudière se fixe dans un tube E con- 

 centrique à la lampe; il en résulte que le foyer et les points chauffés sont 

 toujours dans une position identique. 



» La transmission du calorique n'est pas directe et se fait soit par une 

 couche d'air chaud occupant l'espace annulaire, soit par la conductibilité 

 des tubes métalliques. 



» Un petit cône métallique contre lequel vient se briser la flamme ne 

 permet pas à celle-ci d'intéresser directement les parois de la chaudière. 



» ]je réfrigérant peut varier de capacité et de forme selon que l'on veut 

 obtenir un point fixe d'une durée plus ou moins longue ou que l'on veut 

 se baser sur le moment précis durant lequel les vapeurs sortant de ce réfri- 

 gérant équilibrent juste la pression atmosphérique. Dans ce cas, un petit in- 

 dicateur en verre surmonté d'un miroir métallique décèle la buée qui vient 

 S) condenser. 



