( 20 9 ) 

 que l'atmosphère confinée ne cesse jamais d'être oxygénée, de l'alimenter 

 d'oxygène pur, avant cpie la hauteur du mercure en b ne dépasse io cm . La 

 figure ci-dessous représente un petit appareil qui me sert à mesurer de 

 l'oxygène pur et à le transvaser dans le ballon A. 



Fi g. 2. 



» Il se compose d'une pipette de ioo cc environ, dont la pointe est soudée 

 à un tube capillaire af; d'une cuvette à mercure, faite simplement avec un 

 flacon renversé, dont le fond a été coupé; d'un flacon tubulé F communi- 

 quant avec la cuvette par deux branchements ce, dd d'un même tube de 

 caoutchouc; l'un des branchements, dd, porte à l'intérieur de la cuvette un 

 petit bouchon. Le flacon F peut glisser sur un plan incliné ou être placé 

 sur un support plus élevé S. 



» La pipette a été jaugée avec du mercure, de a en c; son col, gradué 

 en millimètres, a été également jaugé, en sorte que le volume compris 

 entre a et un point quelconque de la graduation est connu. 



» La pipette étant placée verticalement, son col engagé sur le bouchon 

 de dd, on ferme avec une pince le branchement e, et l'on élève F sur son 

 support S. Par cette manœuvre, on remplit la pipette de mercure, puis on 

 la ferme en /avec un bout de caoutchouc portant un obturateur. On la 



