( 3/ f 5 ) 



En même temps on fait vibrer le fil en le frottant longitudinalemenl avec 

 un tampon en peau recouvert de colophane. En faisant glisser rapidement 

 sous les deux styles une lame de glace recouverte de noir de fumée, les 

 vibrations du diapason et du fil vibrant dans toute sa longueur (son fonda- 

 mental) s'y inscrivent. 



» Ces dernières étant très nombreuses (de 1600 à 4ooo par seconde) et 

 très fines, on les compte en plaçant la lame sur le banc d'une machine à 

 diviser et en se servant du microscope et du tracelet de la machine. On 

 conserve ensuite les graphiques en les recouvrant d'une couche de collo- 

 dion contenant environ 2 pour 100 d'huile de ricin, enlevant la pellicule 

 ainsi formée dans un bain d'eau acidulée par quelques gouttes d'acide 

 chlorhydrique et l'appliquant ensuite sur du papier gommé. 



» Le produit du nombre de vibrations simples du fil par sa longueur 

 vibrante donne la vitesse V du son dans le fil, inscrite dans le tableau ci- 

 après. 



» Il a été fait ainsi quatre-vingts graphiques et autant de mesures pour 

 les six fils en expérience. 



» II. Mesure de rallongement élastique. — Les vibrations enregistrées, 

 la mâchoire inférieure est desserrée et le fil est librement tendu par des 

 poids croissants. 



» On a mesuré d'abord avec un long cathétomètre sous la charge 

 minima la distance entre deux repères placés sur le fil ; l'un A en haut tout 

 près du point d'attache, qui reste constamment visé par un petit cathéto- 

 mètre fixé au mur; l'autre C, à i m ,3o environ du premier, dont le dépla- 

 cement sous l'action de charges variables est mesuré en manœuvrant la 

 lunette du cathétomètre seulement à l'aide de la vis de rappel, dont la tête 

 forme un tambour divisé en 100 parties dont on peut évaluer le dixième : 

 le pas de la vis étant égal à o mm , 5, on estime le deux-millième de milli- 

 mètre. 



» La variation totale de longueur n'a jamais dépassé i' mu , et les obser- 

 vations étaient faites avec une lunette formant microscope de 26 cm de 

 foyer. 



» Chaque observation comprenait : i° la détermination a du repère C 

 sous la charge minima ; 2 la détermination b sous une portion p de la charge 

 totale P; 3° une nouvelle détermination a' avec la charge minima; on pre- 

 nait pour l'allongement dû à la charge p : b On éliminait ainsi, 



autant que possible, par ces observations croisées, les effets de variations 



