( 664 ) 

 verse les parois de la cage. Il est braqué sur un micromètre m. Ce micro- 

 mètre est fixé à l'une des extrémités du fléau et porte un grand nombre 

 de divisions. 



» Avec cet appareil, le commencement des pesées se fait comme de 

 coutume, à l'aide d'une série de poids, mais on s'arrête dans les essais suc- 

 cessifs à un poids relativement élevé (au poids de o& r , 2 par exemple); on 

 laisse ensuite le fléau s'incliner sous l'effet de la petite différence de 

 charge qui reste entre les deux plateaux. La division du micromètre qui 

 correspond au fd du réticule du microscope varie avec l'inclinaison du 

 fléau et donne la différence de charge entre les plateaux avec une grande 



Fig. i. 



approximation (au ~ de milligramme par exemple). On évite donc ainsi 

 tous les essais relatifs aux poids les plus petits; c'est-à-dire la partie la 

 plus longue et la plus délicate de la pesée. 



» Un organe indispensable de l'appareil est Y amortisseur à air AA, qui 

 empêche les oscillations de se produire et permet ainsi au fléau de se 

 placer presque immédiatement dans la position d'équilibre. 



» Après avoir essayé des amortisseurs magnétiques ou à liquide, j'ai fini 

 par adopter, comme étant de beaucoup préférables, les amortisseurs à air. 

 Ils se composent d'une ou plusieurs espèces de cloches (cylindres concen- 

 triques avec fond) suspendues au-dessous des plateaux et entraînées 

 comme ceux-ci dans le mouvement de la balance. Au-dessous de ce 



