( 666 ) 



des chiffres et des traits distants de ^ à — de millimètre. Ce micromètre 

 est rectiligne, les divisions sont équidistantes et la lecture faite au réticule 

 du microscope est proportionnelle à la tangente de l'angle d'inclinaison 

 du fléau. Cette tangente est précisément proportionnelle à la différence de 

 poids. On constate, par expérience, que la précision des lectures est supé- 

 rieure au ^j de la plus grande différence de charge qui peut être lue au 

 micromètre. 



» La sensibilité est indépendante de la charge placée dans les plateaux. 

 Pour que cette condition soit satisfaite, il est nécessaire que les arêtes des 

 trois couteaux soient dans un même plan, et c'est précisément ce qui est 

 parfaitement réalisé dans ces balances habilement construites. 



» Les observations précises se faisant au microscope, on est amené à 

 donner à l'appareil une sensibilité angulaire beaucoup plus faible que dans 

 les balances ordinaires et, par conséquent, à augmenter considérablement 

 la distance entre l'axe de suspension et le centre de gravité du fléau. Ainsi, 

 dans une balance ordinaire de 5oo s ', sensible à ^ de milligramme, cette dis- 

 tance était de ~ de millimètre; dans la même balance, transformée avec la 

 nouvelle disposition, cette distance était de 2 mm . Cette circonstance favo- 

 rise l'indépendance de la sensibilité et de la charge; car une très petite dif- 

 férence de niveau entre les arêtes des trois couteaux produit alors beaucoup 

 moins d'effet pour diminuer la sensibilité. Il y a encore un autre avantage, 

 c'est que les mouvements de la balance sont très rapides, la durée d'oscil- 

 lation étant à peu près proportionnelle à la racine carrée de la distance 

 entre l'axe de suspension et le centre de gravité {' ). » 



THERMODYNAMIQUE. — Sur la transformation et l'équilibre 

 en Thermodynamique . Note de M. P. Dchem. 



« Dans une Note récente, insérée sous ce titre aux Comptes rendus (p. 507 

 de ce Volume), M. Gouy s'exprime comme il suit : « La méthode employée 

 » précédemment conduit à faire usage, en Thermodynamique, d'une fonc- 

 » lion nouvelle, qui paraît présenter l'avantage de se rattacher d'une nia- 

 » nière immédiate à la considération des cycles. » Cette fonction, qu'il 



(') Les premiers essais relatifs à cette balance ont été faits à l'Kcole tic Physique 

 et de Chimie industrielles de la ville de Paris. La balance est construite par la Société 

 centrale de produits chimiques. 



