( Hoi ) 



fait construire par la maison de Branvillc et est presque aussi rapide que 

 celui des bobines simples. 



» Le minimum que donnent ces résistances sur un pont à fil de sensibi- 

 lité usuelle (') est aussi bon que celui des résistances de graphite. 



» Elles ont été soumises aux vérifications suivantes : 



» i° Mesures de résistances liquides relatives (dissolutions de K.C1), 

 exécutées en employant à dessein des bobines de comparaison de 

 4oooo ohms à 100000 ohms ; on a obtenu généralement le ~ avec un très 

 bon minimum. 



» a° Comparaison avec de fortes résistances liquides (siphons de sulfate 

 de zinc), en faisant la mesure alternativement sur le même pont au courant 

 continu ou alternatif. L'identité est parfaite, sauf parfois un petit effet at- 

 tribuable à la polarisation du zinc. 



» 3° Même comparaison avec une résistance de graphite. La différence 

 entre les mesures avec les deux sortes de courants n'est pas appréciable 

 avec nos instruments. 



» Le pont à téléphone qui sert à faire ces essais est un pont à fil droit, 

 assez analogue au pont à fil en hélice de Kohlrausch. On peut le monter 

 spécialement de manière à mettre en évidence les plus faibles traces de 

 self-induction ou de capacité dans un conducteur. On emploie alors un fil 

 île platine allié fin, de 5oo ohms, 1000 ohms par mètre et plus, et comme 

 source un inducteur de résistance à peu près égale; on accroît très nota- 

 blement la sensibilité de téléphone pour les grandes résistances en le 

 plaçant dans le circuit induit d'une petite bobine d'induction convenable- 

 ment calculée. Môme avec cette sensibilité exagérée les bobines à enrou- 

 lements alternés donnent un minimum suffisant. 



» Dans les mêmes circonstances, les meilleures boites de résistances 

 actuelles ne permettraient aucune mesure même approchée, dès que les 

 bobines employées dépassent 2000 ohms à 5ooo ohms. » 



CHIMIE. — Sur la solubilité des sels. Réponse à M. Roozeboom. 

 Note de M. II. Le Ciiatelier, présentée par M. Friedel. 



« M. Roozeboom, répondant aux observations que j'ai présentées sur ses 

 courbes de solubilité du chlorure de calcium, conteste l'exactitude rigou- 



(') Fil de 126 ohms pour f 



